Fischer und Alt: Dampfspannung des reinen Stickstoffs. 135 
so dass derselbe für unsere Untei'sucliung nicht das Gewicht 
zu haben scheint wie die Punkte a, h, c, so haben wir in dem 
Bereiche von — 196.05 bis — 210.57° für das Thermoelement 
eine lineare Abhängigkeit der E. M. K. von der Temperatur 
angenommen und also eine geradlinige Interpolation angewandt, 
um die Dampfspannungskurve des Stickstoffs zu erhalten. 
Der Temperatur — 196.05° C. entspricht 5.0341 Millivolt 
— 210.57° , , 5.2356 
d. i. 14.52° , , 0.2015 
0.072°, , 0.001 
Die mit dem Thermoelement gemachten Bestimmungen 
des Siedepunktes bei mittlerem Druck und des Ei'starrungs- 
punktes ergaben folgende Werte: 
Siedepunkte 
Gefrierpunkte 
Gewicht 1) 
für die 
Bildung des 
'Mittelwertes 
l'arometer- 
stand 
Thermoelement 
Erstarrungs- 
druck 
Thermoelement 
mm 
Millivolt 
mm 
Millivolt 
710.1 
4.560 X 1.1045 
86.5 - 87.0 
4.740 X 1.1045 
1 
711.7 
4.5603 
86.5- 87.0 
4.741 
1 
711.7 
4.5605 
80 -81 
4.7415 
1 
711.9 
4.5605 
79.2 
4.741 
1 
713.0 
4561 
77 
4.737 
1 
714.0 
4.5593 
83 
4.7395 
1 
714.8 
4.560 
81.5 
4.739 
1 
715.1 
4.559 
89-90 
4.739 
4 
715.1 
4.5605 
89 
4.739 
4 
715.1 
4.5595 
75-76 
4.741 
1 
715.5 
4.5585 
77 
4.741 
1 
715.7 
4.559 
88 
4.7395 
4 
716.4 
4.559 
716.4 
4.5595 
Mittel : 86 
4.7396 X 1.1045 
717.2 
4.559 
= 5.23488 Millivolt 
719.0 
4.557 
d.i. 210.520 Gels., 
Mittel: 7 14.5 
4.5594 X 1.1045 
wenn die Temperatur mit einem 
= 5.0386 Millivolt 
Wasserstoffthermometer mit 
d. i. — 196.176° Gels. 
konstantem 
Volum gemessen 
und a = 0.0036625 gesetzt wird 
(vergl. oben). 
*) Da aus dem Gang der Versuche zu sehen war, dass der Erstar- 
rungsdruck höher ist, wenn der Stickstoff reiner ist, werden die Einzel- 
werte mit den nebenbezeichneten Gewichten in Rechnung gesetzt, um 
den Mittelwert zu bilden. 
