210 
Sitzung der math.-phys. Classe vom 5. Juli 1902. 
erhalten haben (1. c. S. 135); würde man aus den direkt er- 
mittelten Werten der Verdampfungswärmen auf den Erstarrungs- 
druck extrapolieren, so würde sich, wenn die Temperatur als 
richtig angenommen ist, ein Erstarrungsdruck von 78 mm er- 
geben. Da wir in der That einige Male so niedrige Werte 
beobachtet hatten, so nahmen wir neuerdings eine eigene 
Untersuchung über den Erstarrungs- und Schmelzdruck 
des Stickstoffs vor. 
2. Da wir früher zur Vermeidung^ von Siedeverzüg:en 
Wasserstoff in den Stickstoff' eingeleitet hatten, und in diesem 
Falle den Druck sogar eher höher als niedriger wie 86 mm 
anzunehmen uns veranlasst sahen, so glaubten wir, es könnte, 
trotzdem wenig Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden war, die 
Zufuhr von Wasserstoff eine wesentliche Fehlerquelle gebildet 
haben und vermieden bei den neuen Versuchen dieses Hilfs- 
mittel vollständig. Da die Untersuchungen des Herrn Alt 
zeigten, dass bei der Verdampfung des Stickstoffs durch elek- 
trische Heizung Siedestösse nicht auftraten, so führten wir in 
die 1. c. S. 125 abgebildete Anordnung statt der Kapillaren K, 
welche früher Wasserstoff zuleitete, eine Platinheizspirale ein, 
welche aus einem 2 m langen, 0,11 mm dicken Drahte her- 
gestellt war und mit 0,3 — 0,5 Amper Strom beschickt werden 
konnte, wenn Siedeverzüge zu befürchten waren. Um auch 
jedes andere Fremdgas so viel wie möglich vom Stick- 
stoff fern zu halten, schlossen wir den Recipienten, unter 
dem sich der verdampfende Stickstoff befand, an 2 grosse 
eiserne Vacuumkessel von zusammen 700 Liter Inhalt an, 
welche bis auf 40 — 50 mm Druck durch die schon früher be- 
nützte Bianchi’sche Pumpe leer gepumpt werden konnten, und 
in welchen sich also während der Versuche eine ziemlich reine 
Stickstoffatmosphäre ansammeln musste. Da der Druck durch 
die elektrische Heizung und durch Fein Verstellung eines zwischen 
Recipienten und Vacuumkessel angebrachten Hahnes geregelt 
und konstant gehalten werden konnte, so konnte auch der 
Seitenhahn fortgelassen werden, durch welchen wir früher 
zeitweise Luft in die Pumpenleitung hatten eintreten lassen 
