J. B. Messerschmitt : Magnetographen-Aufzeichnungen. 137 
aus lauter kleinen Zacken von mehreren Zehntelmillimeter 
Höhe zusammengesetzt erscheint. Durch diese fortgesetzten 
unruhigen Bewegungen wird einerseits die Schneide des Wage- 
balkens sehr rasch abgenützt und andererseits werden auch die 
Korrektionsschräubchen leicht verschoben. Es unterliegt daher 
die Empfindlichkeit der Wage fortwährend unkontrollierbaren 
Schwankungen, welche es unmöglich machen, daß in München 
mit diesem Instrumente fortlaufend vergleichbare Resultate 
erhalten werden. Will man daher die Vertikal Variationen in 
befriedigender Weise zur Aufzeichnung bringen, so muß man 
instrumenteile Änderungen vornehmen. Hierauf bezügliche 
Vorversuche haben ein gutes Resultat ergeben. 
Im übrigen bleiben wenigstens die absoluten Werte der 
drei Elemente so gut wie ungeändert, so daß die Mittel der 
Stunden, Tage, Monate und des Jahres brauchbare Resultate 
liefern, während man allerdings auf die Verfolgung der feineren 
und kleinsten Bewegungen der Magnetnadel fast ganz Verzicht 
leisten muß. Dieses verhältnismäßig noch günstige Resultat 
kann natürlich nur so lange bestehen, als das Trambahnnetz 
in der Nähe des magnetischen Observatoriums keine Verände- 
rungen erleidet. Eine Verlängerung der jetzt bestehenden 
Bogenhauserlinie nur um wenige Meter dürfte wohl von ganz 
schlimmen Folgen sein. Eine Fortführung gar bis nach Is- 
maning, oder der Bau einer Linie von Schwabing her durch 
den Englischen Garten und Führung durch die Montgelas- 
und Törringstraße würde die Aufhebung des erdmagnetischen 
Dienstes an seiner jetzigen Stelle zur unmittelbaren Folge haben. 
Man erkennt dies, abgesehen von rein theoretischen Über- 
legungen schon aus einigen Vorgängen, die gelegentlich Tram- 
bahnstörungen aufgetreten sind. So war während eines schweren 
Gewitters, das am 14. Juni 1903 nachmittags 3 Uhr begann, 
durch mehrfache Blitzschläge in die Oberleitung der Trambahn 
der Verkehr völlig unterbrochen worden. Ein oder zwei solcher 
Blitzschläge würden ein solches Resultat wohl kaum verursacht 
haben, so aber schlug der Blitz etwa fünf Mal in die Ober- 
leitung, darunter in einer besonders heftigen Entladung am 
