142 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 13. Mai 1905. 
fluiät werden; es kann voi'kommen, daß die eine stark abgelenkt 
wird, während die andere keine Störung erleidet. 
Erdbeben. Die Einwirkung der Erdbeben auf die mag- 
netischen Yariationsinstruinente kann zweierlei Art sein, näm- 
lich rein mechanische Erschütterungen oder magnetische 
Störungen. 
Durch die mechanische Erschütterung eines magnetischen 
Apparats gerät der Magnet^) plötzlich in pendelartige Be- 
wegung und beruhigt sich gemäb seiner Eigenschwingung und 
der etwa vorhandenen Dämpfung allmählig wieder. Es ent- 
steht daher in den registrierten Kurven zunächst eine Unter- 
brechung in Form einer > förmigen, verwaschenen Stelle. 
Sobald der Magnet wieder in Ruhe gekommen ist, was bei 
unseren Variationsinstrumenten ohne Dämpfer in etwa 1 Minute 
der Fall ist, setzt sich die Kurve in der orleichen Richtung 
wie vorher fort. Die verwaschene Stelle ist eine Folge der 
kürzeren Belichtungszeit des photographischen Papiers durch 
den schwingenden Magneten. Es bricht also die Kurve plötz- 
lich mit einem scharfen Striche ab, der die Zeit des Beginns 
des Bebens angibt. Eine magnetische Wirkung ist in diesem 
Falle nicht vorhanden. Das Bild ist somit ähnlich den oben 
beschriebenen Gewitterablenkungen, nur etwas schärfer und 
regelmäßiger, da eben bei Gewittern die Störung zwar plötz- 
lich eintritt, aber durch mehrfache Entladungen, durch In- 
duktionswirkung und durch allenfällige Luft- und Erdströme 
erst nach einer etwas längern Zeit wieder aufhört. 
Das interessanteste Beispiel die.ser Art bietet das große Beben 
auf der Balkanhalbinsel vom 4. April 1904 Vormittag. Es ist 
dies zugleich die größte mechanische Störung, die seit der 
Aufstellung des Magnetographen in München, d. i. seit Ende 
1898 beobachtet worden ist. Unifilar und Bifilar haben beide 
sehr starke Ausschläge aufgezeichnet; die magnetische Wage 
9 Bei den Yariationsapparaten für die Deklination und die Hori- 
zontalintensität sind die Magnete an 70 cm langen feinen Drähten auf- 
gehängt. Die Vertikalintensität wird durch einen Magneten, der auf 
einer Schneide, wie ein Wagebalken ruht, aufgezeichnet. 
