144 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 13. Mai 1905. 
Beim Unifilar (Deklinationsvariometer) sind die einzelnen 
Abschnitte weniger deutlich, als beim Bifilar (Horizontal- 
intensität). Die Zeiten stimmen jedoch bei beiden Instrumenten 
innerhalb der Ablesegenauigkeit überein. Das Aussehen der 
Aufzeichnungen gleicht demjenigen von Seismographen mit 
optischer Aufschreibung bei langsamer Bewegung des Papiers, 
wie z. B. der Milne’schen Seismographen. Man hat es eben 
hier mit einer rein mechanischen Erschütterung der Variations- 
instrumente zu tun, der jede Beimischung von magnetischen 
Wirkungen oder Erdströmen fehlt. Der Umstand, daß die 
magnetische Wage fast gar nichts aufzeichnete, läßt sich daraus 
erklären, daß eben auch bei stärkeren Beben die Vertikal- 
bewegungen äußerst geringfügig sind. 
Eine andere, recht deutliche Erschütterung wurde erst 
kürzlich wieder bei dem großen Erdbeben vom 4. April dieses 
Jahres, durch welches in Nordindien, besonders in der Gegend 
von Labore schreckliche Verwüstungen angerichtet worden sind, 
aufgezeichnet. Beim Unifilar sind zwei zeitlich getrennte 
Störungen zu erkennen, die beide spindelförmige Verdickungen 
der Kurven mit je einem Maximum von etwa 0,5 mm hervor- 
gebracht haben. Die Bewegungen des Bifilars sind noch 
mannigfaltiger gewesen, indem man deutlich 7 Stöße unter- 
scheiden kann. Der seitliche Ausschlag war allerdings auch 
nicht größer als 0,5 mm im Maximum. Die einzelnen Phasen 
lassen sich aus den folgenden Zeitangaben (M. E. Z.) erkennen. 
Unifilar 
Bifilar 
h m 
li m 
Begfinn 
2 22 a. m. 
Beginn 
2 19 a. m. 
Maximuiia{Hauptphase) 
22,5 
Maximum(Hauptphase) 
21,5 
Ende 
25 
Ende 
23,5 
Beginn 
2 28,5 
Einzelner Ausschlag . 
25,5 
Maximum .... 
30 
n 7> 
28,5 
Ende 
31 
Beginn 
31 
Maximum .... 
32 
Letzter Ausschlag 
34 
Ende 
34,5 
