L. Seidel: Ueler ein neues Objectiv. 
85 
Linien. 
Linien. 
Unterer */3 Strahl . . 
8,8734 
0 
Linker ,, „ . . 
8,8692 
0,0021 
Oberer Randstrahl . 
8,8735 
0 
Rechter „ „ 
8,8702 
-1- 0,00034 
Unterer „ „ 
8,8737 
0 
Linker „ ,, 
8,8702 
— 0,00034 
Vertikaler Durchmesser des Bildes ist hier 0,0068, 
horizontaler 0,0042 Linien, oder respective L',60 und 0",99. 
Aehnlich umfassende Angaben in Betreff irgend eines 
andern als vorzüglich anerkannten optischen Apparates liegen 
zur Zeit nicht vor: denn selbst Bessel’s' sorgfältige theore- 
tische Untersuchung des Königsberger Heliometer-Objectivs 
(Bd. I. p. 106 ff. der Astron. Untersuchungen) bezieht sich 
nur auf Licht von Einer Farbe, und hat die seitlichen 
(rechts und links von der durch Axe und Hauptstrahl ge- 
legten Ebene auffallenden) Strahlen nicht berücksichtigt, 
gibt also keinen Aufschluss in Bezug auf zwei wichtige 
Gesichtspunkte, die bei der Berechnung des neuen Apparates 
sehr wesentlich berücksichtigt worden sind. Dass man nicht 
einmal in Bezug auf diejenige Dimension des optischen 
Bilds eines Punktes, welche gegen die optische Axe ge- 
richtet ist (,, vertikal“ in unserer Zusammenstellung genannt) 
ohne Berücksichtigung der Seitenstrahlen sich vollständig unter- 
richten kann, beweisen z. B. die für die Randstrahlen des dritten 
Lichtbüschels aufgeführten Zahlen, indem hier die vertikale 
Coordinate der von den beiden Seitenstrahlen erleuchteten 
Punkte der Bildebene nicht einen Mittelwerth zwischen den 
analogen Werthen für den oberen und unteren Strahl an- 
nimmt, sondern einen kleinern als für diese beiden. Man 
kann also streng genommen in Betreff der durch geneigte 
Lichtbüschel im Heliometer-Objectiv erzeugten Bilder auch 
über ihre gegen die Axe gerichtete Dimension für jetzt nur 
behaupten , dass sie nicht kleiner sein kann, als die Rech- 
