765 Fixsternparallaxen der Zone AGC XI. 
61 
Änderungen muß ich auf die Hauptarbeit verweisen, ebenso 
hinsichtlich des Verhaltens der Uhr Rief 1er Nr. 23, die sich 
als eine erstklassige erwies. Leider war ihr luftdichter Ver- 
schluß häufig ungenügend. 
Bei der Handhabung des JRM war ich darauf bedacht, 
den Wechsel der Finger stets rhythmisch erfolgen zu lassen, 
denn es ist Erfahrungstatsache, daß eine Erscheinung sich um 
so schärfer beobachten läßt, je einfacher sie in ihrer Wirkung 
auf das Bewußtsein verläuft. Die rhythmische Tätigkeit aber 
ist eine dem Menschen angeborene, die arrhythmische eine 
erzwungene, die somit einen größeren Teil der Aufmerksamkeit 
für sich beansprucht. Mit dem Wechsel der Deklination 
braucht sich nur die Greifweite der Finger zu ändern. Bei 
der Tasterregistrierung, die bei Polsternen zur Verwendung 
kam, habe ich mich stets der sogenannten verkürzten Reaktions- 
methode bedient. 
Zur Bestimmung des Schraubenwerts verdienen bei dem 
RM südlichere Sterne gegen Polsterne den Vorzug. Will man 
jedoch zugleich durch Kombination beider Arten von Regi- 
strierungen auch die Kontaktlagen erhalten, so muß man zu 
Polsternen zurückkehren. Aus Beobachtungen in beiden Ki'eis- 
lagen oder Kulminationen erhält man auch die persönliche 
Gleichung. 
Ist das Mittel aller Tastersignale das der automa- 
tischen Ts\ die hierzu gehörigen Trommelangaben sind Vt (be- 
kannt) und Fs (unbekannt). Jede Art von Registrierung ergibt 
den Scbraubenwert rt und Vg nach dem Ansätze 
( n»- Vt) (n -f 2/) = {Ti + X)] 
und analog für die Selbstregistrierung. Ferner ist, wenn wir 
Ti-\- X = Tt und Tg x = Tg setzen, 
{Vg — Vt)rsecd = Tg—Ti KrW, OC-,KrO, UC 
( Vt — Fs) rsecd = Tg- Tt Kr IF, UC-, Kr 0, 0 C. 
Hieraus folgt Fs und aus diesem in Verbindung mit den 
Einzelnbeobachtungen erhält man die Kontaktlagen. Ist g die 
