Fr. Exner: Potentialmessungen. 
297 
sehr schnellen Schwankungen desselben, wie sie bei Nieder- 
schlägen auftreten, einer Diskussion vorläufig überhaupt nicht 
zugänglich sind. Ein Vorteil der mechanischen Registrierung 
liegt ferner darin, dass man in jedem Moment die Aufzeichnung 
des Instrumentes und das richtige Funktionieren desselben ver- 
folgen kann sowie dass die Kosten des Betriebes gegenüber dem 
photographischen Verfahren ganz verschwindend kleine sind. 
In bezug auf die Isolierung des Instrumentes sowie der Zuleitung 
zur Elektrode gilt natürlich dasselbe wie bei den gewöhnlichen 
Apparaten; bei tiefen Temperaturen wird dieselbe immer be- 
sonderer Sorgfalt bedürfen. 
Als Kollektoren empfehlen sich Radiumpräparate an Stelle 
der bisher üblichen Wasserstrahlen; an den luftelektrischen 
Stationen der Wiener Akademie sind solche seit einem Jahre 
mit bestem Erfolge in Verwendung ohne dass eine Abnahme 
ihrer Wirksamkeit oder eine Schädigung durch die Witterungs- 
einflüsse sich bemerkbar gemacht hätte. Auch dadurch wird 
die Bedienung des Apparates wesentlich einfacher da das lästige 
Kontrollieren des Wasserzuflusses entfällt. Zu beachten ist 
jedoch, dass durch das Radium die Luft ionisiert wird, dass 
demnach bei gleichzeitigen Zerstreuungsmessungen Fehler ent- 
stehen können wenn der Zerstreuungsapparat sich in zu grosser 
Nähe der Radiumelektrode beflndet. Nach den bisherigen Er- 
fahrungen ist das Einhalten einer Distanz von etwa 20 Meter 
zwischen beiden genügend um diese Fehlerquelle zu vermeiden; 
jedenfalls ist es erwünscht die beiden Apparate an verschiedenen 
Seiten des Gebäudes anzubringen. Wo sich diese Fehlerquelle 
trotzdem nicht ausschliessen lässt müsste natürlich wieder zur 
Verwendung der Wasserkollektoren gegriffen werden. 
Die fortlaufenden Registrierungen geben immer nur relative 
Werte des Potentialgefälles, da der Kollektor notwendigerweise 
in der Nähe des Hauses aufgestellt sein muss und dort die 
Niveauflächen eine Deformation erleiden; es soll aber das 
Potentialgefälle ermittelt werden wie es über einem ebenen 
Stück der Erdoberfläche herrscht, also bei nicht deformierten 
Niveauflächen und um diesen , absoluten“ Wert zu erhalten 
