J. Elster u, H. Geitel: Über die radioaltire Emanation etc. 313 
Satz, dass für dünne Drähte die induzierte Radioaktivität praktisch 
von dem Potential des Drahtes während seiner Aktivierung in 
freier Luft unabhängig ist, sofern dies nur 2000 Volt über- 
schreitet, kann wahrscheinlich, wie sich inzwischen herausgestellt 
hat, nicht ohne Einschränkung aufrechterhalten werden. Man 
wird vielmehr bei künftigen Messungen die Forderung stellen 
müssen, sowohl von Tage zu Tage den Draht auf genau das 
gleiche Potential zu laden, als auch während der Dauer einer 
Aktivierung mit ganz konstantem Potentiale zu arbeiten. 
Nach Beendigung der Aktivierung wurde der Draht auf 
ein zylindrisches Metallnetz aufgewunden, das an die Wandung 
eng anschliessend in den für diesen Zweck bis auf eine zentrale 
Öffnung auch unten geschlossenen Schutzzylinder unseres Zer- 
streuungselektroineters eingeführt wurde. Wir setzen wie früher 
die Aktivität der Luft gleich 1, wenn nach zweistündiger Ex- 
position ein Meter des aktivierten Drahtes das Potential des 
Zerstreuungskörpers in 1 Stunde um 1 Volt erniedrigt. Vor 
jeder Messung bestimmten wir den Spannungsverlust, den der 
auf ein Potential von etwa 260 Volt geladene Zerstreuungs- 
körper im Laufe einer Stunde im geschlossenen Schutzzylinder 
durch die natürliche Ionisierung der Luft erfuhr und brachten 
diesen Betrag dann bei der definitiven Messung in Abrechnung. 
Um das Beobachtungsverfahren und die angewandte Art der 
Berechnung zu kennzeichnen lassen wir das Protokoll einer der- 
artigen Bestimmung hier folgen: 
Aktivierung am 27. Juni 1902. Bewölkung 1, hohe Trans- 
parenz der Luft, Elektrizitätszerstreuung 1,6 ”/o. Barometer 
763.6. Temp. 26.6° C., Windrichtung und Stärke NE^. Draht 
von 1 — 3 p mit der Hochspannungstrockensäule exponiert, Po- 
tential des Drahtes 2500 Volt. 
I. Kontrollmeisung vor der Aktivierung des Drahtes: 
Anfangspotential: 20.2 Sklth = 264 Volt 
Potential nach 15': 19.9 Sklthl = 255 Volt 
Spannungsverlust des Zerstreuungskörpers in 
15 Minuten 9 Volt, also in 1 Stunde 36 Volt. 
