328 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 13. Juni 1903. 
bei Messungen der Elektrizitätszerstreuung an beliebigen Orten 
im Freien durch die Schwierigkeit, jene Elektrizitätsquelle zu 
transportieren, von selbst, nicht zu gedenken der Störung, die 
durch die Einführung elektrisierter Körper in die Nähe des 
Messapparats entstehen würde. 
' Trotz mehrerer unleugbar vorhandener Mängel scheint uns 
daher zu Zerstreuungsraessungen noch immer am meisten emp- 
fehlenswert die von uns vorgeschlagene Kombination des Ex- 
il ersehen Elektroskops — mit innerer (Bernstein) isolation und 
parallaxefreier Spiegelskala — und einem unmittelbar darauf 
gesetzten Zerstreuungskörper unter Schutzdach oder für- lonen- 
zähluug der von Ilrn. Ebert eingeführte Asjiirationsajiparat. 
Die Vorzüge der Konstruktion liegen in der guten Isolation, 
die im Notfall durch Natriumtrocknung auch in den schwierijj- 
sten Verhältnissen aufrecht erhalten werden kann, in der Mög- 
lichkeit, jeder Zeit den etwaigen Isolationsfehler zu bestimmen 
und in Rechnung zu ziehen, in der leichten Transportierbar- 
keit und der Widerstandsfähigkeit gegen die Fährlichkeiten 
der Mitnahme auf Reisen. Auch in elektrischen Messungen 
nicht besonders vorgebildete Beobachter werden bei Beachtung 
der leicht angebbareu Vorsichtsmassregeln mit den Apparaten 
zu arbeiten lernen. 
Die Schwäche des von uns konstruierten Instruments liegt, 
wie schon angedeutet, in der Verwendung des Schutzdaches, 
das einerseits unentbehrlich, anderseits durch Einengung des 
Zerstreuungsraumes schädlich ist. Da das Coulombsche Gesetz 
der Zerstreuung unter dem Schutzdache nicht mehr streng 
zutrifft, so wird der auf grund desselben berechnete Zerstreuungs- 
koeffizient von der Höhe der Ladung abhängig. Man erhält 
für hohe Potentiale kleinere Zerstreuungskoeffizienteu als für 
niedrige. Daher wird es nötig, alle Apparate, die zu Ver- 
gleichungen der Leitungsfähigkeit der Luft dienen sollen, nicht 
nur in genau gleicher Weise in allen ihren Dimensionen her- 
zustellen, sondern auch den zugehörigen Elektroskopen mög- 
lichst dieselbe Empfindlichkeit zu geben, damit man bei allen die 
Messungen innerhalb desselben Spannungsbereiches vornimmt. 
