J. Elster u. H. Geitel: Methoden z. Bestimmung d. elelctr.Leitfähiglceit. 335 
Grösse und Gestalt der Halle und identischer relativer Lage 
des Drahtes zu den Wänden derselben. 
Vor der Hand wird man von der Verwendung dieser Be- 
obachtungsart ihrer Umständlichkeit wegen ahsehn müssen. 
Als ladende Vorrichtung lässt sich zur Not auch eine 
Wasserinfluenzmaschine, ein Induktorium mit ganz zuverlässig 
arbeitendem Unterljrecher in Kombination mit einer durch 
Natrium innen trocken gehaltenen Leydnerflasche oder durch 
eine mit der Hand gedrehte oder durch einen Motor getriebene 
Wimshurstmaschine benutzen. Alle diese Apparate bedürfen 
aber einer unausgesetzten Kontrolle und sind daher bei quan- 
titativen Bestimmungen , wenn dieselben nicht äusserst zeit- 
raubend werden sollen, nur bei kürzeren Expositionszeiten von 
etwa 20 — 30 Minuten mit Vorteil verwendbar. Natürlich er- 
zielt man bei so kleinen Expositionszeiten nicht das jeweilige 
Maximum der Aktivität des Drahtes, das, wie wir uns mehr- 
fach überzeugten, bei zweistündiger Exposition sehr nahe er- 
i'eicht wird. 
Das Zerstreuungselektrometer, dass zur Messung der indu- 
zierten Radioaktivität des im Freien aktivierten Drahtes dient, 
soll in einem staubfreien, trocknen Raume Aufstellung finden. 
Vor der definitiven Messung bestimmt man den Spannungs- 
A^erlust, den der auf ein Potential von etwa 200 Volt geladene 
Zerstreuungskörper im Laufe von 15 Minuten durch die natür- 
liche Ionisierung der Luft in dem etwa 3^/i Liter fassenden 
geschlossenen Zerstreuungskessel erfährt und bringt später den 
Betrag dieser „Gegenjjrobe“ in Abrechnung. Diese Korrektion 
soll 8 — 9 Volt pro Stunde nicht überschreiten. So lange 
die Gegenprobe unter dieser Grenze bleibt, sehe man von der 
Verwendung der Natriumtrocknung ab. Bei dieser Kontroll- 
messung ist es erforderlich, den dem Appai'ate beigegebenen 
Drahtnetzzylinder in den Zerstreuungskessel hinein zu stellen, 
da die Kapazität des Apparates ohne eingeführtes Netz etwas 
geringer ist, als mit demselben. Ferner hat die Gegenprobe 
der definitiven Messung voranzugehen, andernfalls erhält man 
zu grosse Werte für dieselbe und demnach zu kleine für die 
