J, Elster u. H. Geiteh Methoden z. Bestimmung d. elelctr. Leitfähigkeit. 387 
Vorläufig dürfte eine einmalige Bestimmung der Akti- 
vierungszahl in der Zeit von 1 — 3 p ausreichend sein. Während 
der an die Akkumulatoren angeschlossene Draht zwei Stunden 
lang sich seihst überlassen bleibt, hat der Beobachter aus- 
reichend Zeit, sowohl die elektrische Leitfähigkeit der Luft zu 
messen, als auch um 2 p die meteorologischen Instrumente 
abzulesen. Wo nur ein Zerstreuungselektrometer zur Verfügung 
steht, hat die Bestimmung des elektrischen Zerstreuungskoef- 
fizienten der Ermittlung der Aktivierungszahl vorauzugehen. 
2. Beobachtungen auf Reisen (2). 
Zur Verwendung auf Reisen haben wir ein leicht trans- 
portables Instrumentarium zur Bestimmung der Aktivierungs- 
zahl zusammengestellt, das aus folgenden Apparaten besteht: 
dem Zerstreuungselektrometer mit Zubehör, einer Hochspan- 
nungstrockensäule von 2000 — 2500 Volt Klemmenspannung, 
einem Hochspannungselektroskop Braunscher Form mit innerer 
Bernsteinisolation und Natriumtrocknung und einigen Draht- 
haltern aus Ebonit, ebenfalls mit Natriumtrocknung. 
Die Einrichtung dieser Apparate ist von uns genau be- 
schrieben; ihre Anwendung ergiebt sich nach dem unter 1 
gesagten ohne Weiteres. Da die Hochspannungstrockensäule 
einen ziemlich hohen inneren Widerstand besitzt, so wird man 
für absolute Isolation aller in Frage kommenden Isolatoren 
Sorge tragen müssen. Man wird hier häufig in der Lage sein 
die Austrocknung der Drahthalter und des Innern des Hoch- 
spannungselektroskops durch metallisches Natrium zu bewirken. 
Da ferner die Polspannung der Säule mit sinkender Tempe- 
ratur nicht unerheblich nachlässt, so ist sie an einem warmen 
trocknen Orte aufzubewahren und während der Exposition, 
wenn irgend tunlich, an einem sonnigen Platze aufzustellen. 
