H. Gerdien: Registrierung der Niederschlagselektrizität. 369 
Auffangschale zerstört zu werden pflegt. Zwischen der Auf- 
fangschale und der Öffnung im Dache ist 35 cm unterhalb 
dieser eine aus konisch gedrücktem Kupferblech hergestellte 
Blende von 200 cm^ Querschnitt eingesetzt; die Anordnung ist 
so getroffen, dass noch Niederschläge von 30° Einfallswinkel 
durch die Blende fallen können, ohne den Rand der oberen 
Öffnung und das Drahtnetz des Schutzkäfigs gestreift zu haben. 
Unterhalb der Blende befindet sich in einem an der Decke der 
Hütte lichtdicht befestigten Kasten die Auffangschale aus Zink- 
blech, die auf einem den Boden des Kastens in enger Bohrung 
frei durchsetzenden Metallfuss ruht; im Innern der Hütte endigt 
dieser in einem sorgfältig mit Natrium getrockneten und vor 
Staub geschützten Bernsteinisolator. Die Auffangschale ist mit 
einem hinreichend hohen Rande versehen, der es verhindert, dass 
die beim Aufprall zerspritzenden Tropfen die Schale verlassen. 
Von dem Metallfuss der Auffangschale führt in lockeren AVin- 
dungen ein feiner Draht zu einem zweiten ebenfalls mit Natrium- 
trocknung versehenen Bernsteinisolator und von diesem zu der 
Nadel eines Quadrantenelektrometers nach Elster und Geitel, 
dessen Quadrantenj)aare auf entgegengesetzt gleichen Poten- 
tialen gehalten werden; die Nadel ist durch einen fünf ver- 
schiedene grosse AA'iderstände enthaltenden Rheostaten zur Erde 
abgeleitet. Der Rheostat besteht aus Hartgummistäbchen, die 
mit Graphit eingerieben sind und von Bernsteinsäulen getragen 
werden; die AA'iderstände sind in einem mit Natriumtrocknuiig 
versehenen Zinkblechkasten untergebracht, in dessen Deckel 
eine Anzahl (Iffnungen zur A^ornahme beliebiger Schaltungen 
mittelst geeigneter Kontaktstifte vorgesehen sind. 
Es lassen sich so AA'^iderstände von der gewünschten Grössen- 
ordnung (etwa 10^'^ Ohm) mit geringer Mühe herstellen, die 
sich, solange es nicht auf Präzisionsmessungen ankommt, sela- 
gut bewähren; die Graphitwiderstände werden mit der Zeit sela- 
langsam grösser und müssen daher hin und wieder neu geaicht 
werden, ihr Temperaturkoeffizient kann für die vorliegende 
Untersuchung ausser Acht gelassen werden. 
