374 
Sitzung der math.-phys. Klasse vom 13. Juni 1903. 
messenen Potentials auf das über der Ebene berrscbende Po- 
tentialgefälle ergab, dass 1 Volt an der Elektrode 4,1 Volt 
pro Meter entspricht. Für die zu erwartenden Sommergewitter 
soll dieses Verhältnis durch Verkürzung des Bambusstabes noch 
ein wenig verändert werden, so dass dann etwa 20 Volt/Meter 
einem Potential von 1 Volt an der Elektrode entsprechen wer- 
den. Während der Reduktionsmessungen wird das empfind- 
lichere, sonst zur Messung der Eiederschlagselektrizität benutzte 
Elektrometer mit der Elektrode verbunden. 
Die registrierende Wage ist so reguliert, dass 20 gr Be- 
lastung (also bei 200 cm^ Blendenquerschnitt 1 mm Nieder- 
schlag) einen Ausschlag von etwa 60 mm auf dem photo- 
graphischen Papier erzeugen. Es würde in manchen Fällen eine 
höhere Empfindlichkeit erwünscht sein, doch werden bei ge- 
steigerter Empfindlichkeit die Störungen durch AVindstösse, bei 
denen jetzt schon der Lichtpunkt oft um mehrere Millimeter 
hin und her bewegt wird, allzu gross. Ist während der Nieder- 
schläge der Lichtpunkt am Ende der Zylinderlinse angelangt, 
so wird er durch Abhebeu eines Gewichts, von denen stets 
mehrere auf der AVagschale in Bereitschaft liegen, wieder über 
die Zylinderlinse hinweggeführt. Die Reibung der Schneiden 
entspricht einem Ausschlag von etwa 1,5 mm auf dem Papier; 
die Aichung der AVage geschieht durch Auflegen von bekannten 
Gewichten. Die gesamte Niederschlagsmenge wird zur Kon- 
trolle regelmässig auch an dem auf der meteorologischen AA’^iese 
des Instituts aufgestellten Regenmesser bestimmt. 
Neben der photographischen Registrierung des Potential- 
gefälles während des Falles von Niederschlägen ist eine mecha- 
nische Registrierung mittelst eines Benndorfschen Elektro- 
meters dauernd in Tätigkeit, aus dessen von 10 zu 10 Minuten 
erfolgenden Aufzeichnungen der A'^erlauf des Potentialgefälles 
in der von Niederschlägen freien Zeit sehr übersichtlich ent- 
nommen werden kann. 
Messungen der AA'olkenhöhe mittelst photographischer 
Stereoskopaufnahmen und einige weitere luftelektrische Mes- 
sungen sind in A'orbereituug. 
