S. Valentiner: Über die spezifischen Wärmen des Stickstoffs. 697 
7) 
1 
76 • (1 -{- a 
7 », iJ 
pi • 
Diese Formel ist der Berecliuung der Beobachtungen zu 
Grunde gelegt. 
Beschreibung des Apparates. 
Für die vorliegende Untersuchung konnte ich mich eines 
im Institut zum grössten Teil schon vorhandenen Apparates 
bedienen; derselbe war nach den Angaben von Herrn Geheimrat 
Röntgen für Messungen der Grösse - in Gasen bei verschie- 
Cf) 
denen Temperaturen und Drucken hergestellt worden und fol- 
gendermassen eingerichtet. 
Der tongebende Stab — ein Glasrohr von ca. 1 m Länge 
und 16 mm Durchmesser, an' dessen beiden Enden zur besseren 
Übertragung der Schwingungen an das Gas pufiferähnliche, aus 
der Figur 1 ersichtliche Erweiterungen von ca. 25 mm Durch- 
messer angeblasen waren — war in den beiden seinen zweiten 
Oberton bestimmenden Knotenpunkten auf der rechten verti- 
kalen Planke eines vertikal aufgehängten Holzrahmens befestigt, 
dessen Dimensionen 100 cm : 90 cm mit einer Plankenbreite 
von 12 cm waren. Zum Zwecke der Befestigung dienten 
Messinghülsen von der aus Figur 2 ersichtlichen Form; der 
Durchmesser der Öffnung a war wenig grösser als der 
Durchmesser des tönenden Rohres, sodass die Hülsen vor dem 
Anblasen der Erweiterungen an den Enden des Rohres darüber 
geschoben und später an den Knotenpunkten mit Siegellack 
angekittet werden konnten. Der Teil h hatte eine solche 
Weite, dass das Ende des Schallrohres, welches über das 
tönende Rohr geschoben wurde , mit geringem Spielraum 
hineinpasste und entweder ebenfalls mit Siegellack eingekittet 
werden konnte, wie es bei dem Untersuchungsrohr geschah, 
oder durch Gummiverschluss mit der Hülse luftdicht verbunden 
war, wie es bei dem Kontrollrohr angewandt wurde, um einen 
für die Untersuchung unter Umständen sehr nachteiligen Bruch 
