702 Sitzung der math.-phys. Klasse vom 5. Dezember 1903. 
die Schallwellen erregt wurden. Die Temperatur derselben 
wurde mit Hilfe eines neben dem Schallrobr in der flüssigen 
Luft liegenden Platinwiderstandsthermometers gemessen (s. u.). 
Die Röhren wurden vor der Verwendung zunächst mecha- 
nisch gereinigt und mit Salzsäure und Messingfeilspänen ge- 
schüttelt, um die zum Teil sehr fest an der Glaswand haften- 
den Kieselsäurereste von den Vorversuchen loszuieissen, dann 
mit Atzkali, Salpetersäure, gewöhnlichem Wasser, destilliertem 
Wasser durchgespült, danach mittels Durchsaugen trockener 
Luft unter Erwärmen der Wandung getrocknet; nachdem jede 
sichtbare Feuchtigkeit verschwunden war, wurde noch mehrere 
Stunden lang trockene warme Luft durchgesaugt, da es eine 
Vorbedingung zum Gelingen der Versuche ist, jede Spur von 
Feuchtigkeit aus den Schallröhren entfernt zu haben. 
Die zur Bildung der Staubfiguren verwandte amorphe 
Kieselsäure — die allerdings gegen das häufig gebrauchte 
Lycopodium den Nachteil hat, dass sie viel schwerer ist, und 
wie schon Kundt nachwies, einen stärkeren Einfluss auf die 
Schallgeschwindigkeit in Röhren zeigt, dagegen aber den grossen 
Vorteil aufweist, durch Ausgiühen von fremden Gasen und 
Stoffen befreit werden zu können, — wurde mehrere Stunden 
lang in einem kleinen Tongefäss mittels Bunsenflamme ausge- 
glüht und in noch ziemlich heissem Zustand durch ein fein- 
maschiges, vorher durch die Flamme gezogenes Drahtnetz in 
die getrockneten Röhren hinein gesiebt. Im Kontrollrohr und 
im ersten Untersuchungsrohr wurde die Menge nicht bestimmt, 
im zweiten und dritten Untersuchungsrohr ungefähr 0.1 g 
Kieselsäure verwendet. Nach dem darauf erfolgten Verkitten 
des Apparates wurden die Röhren noch mehrmals unter Er- 
wärmen luftleer gepumpt und mit trockener Luft resp. mit dem 
zur Untersuchung dienenden Stickstoff gefüllt. 
Um die horizontalen Teile der Röhren behufs gleichmäs- 
siger Verteilung des Pulvers trotz ihrer festen Verbindung mit 
dem Rahmen gegen die Horizontale neigen zu können, war der 
ganze Rahmen auf der Tischplatte eines grossen Tisches um 
einen unter dem Kontrollrohr gelegenen Punkt drehbar befestigt; 
