S. Valentiner: über die spezifischen Wärmen des Stickstoffs. 707 
die mittlere Temperatur von zwei entfernt gelegenen Strecken 
des Bades gemessen, wie ja auch für die Berechnung der 
Wellenlängen die mittlere Temperatur des ganzen Schallrohres 
in Betracht kommt. Die von Holborn angegebene Vorsichts- 
massregel des Ausglühens vor und nach der Wickelung des 
Platindrahtes kam in Anwenduncp. 
o 
Zur Bestimmung des Widerstandes wurde die Wheat- 
stone’sche Brückenmethode benutzt. Als Brücke diente ein 
ungefähr 12 m langer, 0.75 mm dicker Manganindraht, dessen 
mittlerer Meter über eine gewöhnliche mit Millimeterskala 
versehene Wheatstone’sche Brücke gespannt war; die beider- 
seits übrigbleibenden Stücke waren aufgewickelt und unter der 
Brücke befestigt. In den vierten Zweig der Brückenschaltung 
wurde ein Kheostat von Edelmann eingeschaltet. Als Galvano- 
meter diente ein von Siemens und Halske bezogenes Deprez 
d’Arsonvalgalvanometer mit magnetischem Nebenschluss, mit 
Vertikalaufstellung und objektiver Ablesung unter Benutzung 
eines Vorschaltwiderstandes von 10000 Q, wobei dasselbe eine 
Empfindlichkeit von 1®® = 0.6 • lO““^.;! hatte. Die Stromquelle 
bildete ein Akkumulator. 
Hilfsuntersuchungen und Korrektionen. 
Die Vergleichung des für die Messung der Wellenlängen 
dienenden Massstabes mit dem Normalm assstab des Institutes 
ergab bei 14?0 C. eine genügende Übereinstimmung, indem die 
Abweichungen auf Strecken von je 10 cm in den Ablesungs- 
fehlern (+ 0.01 mm) lagen, abgesehen von der Strecke 0-10 cm, 
welche um 0.08 mm länger ist als 10 cm des Normalmassstabes 
und von dem zwischen 46.7 und 46.8 cm liegenden Millimeter, 
welcher durch einen bewussten Teilungsfehler bei der Anferti- 
gung um 0.1 mm zu lang ist. Wegen des letzteren Fehlers 
wurde von den an dem Massstab über 46.7 abgelesenen Werten 
0.1 mm abgezogen (die Zahlen, bei welchen diese Korrektion 
angebracht wurde, sind in den unten folgenden Tabellen mit 
* gekennzeichnet). Von Anbringen der erstgenannten Korrektion 
1903. SitzuDgsb. d. math.-phys. KL 48 
