S. Valentinen Über die spezifischen Wärmen des SticJcstoff's. 715 
0® und 76 cm Quecksilberdruck als Einheit zu beziehen ist. 
Zur Bestimmung des Wertes ~ ist die Kenntnis der Tem- 
peratur nicht notwendig, wenn die Dichte des Gases im Augen- 
blick des Versuches bekannt ist. Da nun die Dichte des Stick- 
stoffs in der genannten Arbeit unter Beziehung auf Thermo- 
meter I bestimmt wurde, und mein Thermometer auf die An- 
gaben des Thermometers I bezogen ist, so ist die vorliegende 
Untersuchung frei von den möglichen Fehlern in der absoluten 
Temperafurbestimmung, unabhängig von den speziellen Angaben 
meines Thermometers. 
Beobachtungen zur Bestimmung der Grösse 
Nach gleichmässiger Verteilung des Pulvers in den Schall- 
röhren und dem darauf erfolgten, oben geschilderten Ausspülen 
des Apparates mit Stickstoff, wurde das zur Temperaturbestim- 
mung des Kontrollrohres dienende Thermometer auf demselben 
befestigt, und der Apparat zur Temperaturausgleichung mehrere 
Stunden sich selbst überlassen. Dann wurde unter gleich- 
zeitigem Stickstoffentwickeln das Untersuchungsrohr und das 
daneben befestigte Platinthermometer langsam mit flüssiger 
Luft umgeben, es wurde stets noch soviel Luft in die Wanne 
gegossen, dass 25 Minuten nach Beendigung der Stickstoff- 
entwicklung in das Untersuchungsrohr, die je nach den Ver- 
suchsbedingungen bezw. des Druckes weniger oder mehr Zeit in 
Anspruch nahm, jedenfalls noch eine etwa 0.5 cm hohe Schicht 
das Untersuchungsrohr bedeckte. Etwa 20 Minuten nach Be- 
endigung der Stickstoffentwicklung wurde eine vorläufige Ein- 
stellung auf der Brücke zur Widerstandsbestimmung gemacht, 
inzwischen auch Druck am Manometer und Barometer abge- 
lesen. Dann wurde 5 bis 7 Minuten lang von Minute zu 
Minute Brückeneinstellungen vorgenommen, um aus dem Gang 
die Temperatur zur Zeit der Erzeugung der Schallwellen zu 
bestimmen; dieselbe wurde innerhalb der Zeit dieser 5 bis 
7 Minuten vorgenommen unter eventueller Auslassung der 
Brückeneinstellung; gleich nach dem Anreiben des tönenden 
