S. Valentiner: Über die spezifischen Wärmen des SticJcstofj's. 717 
Genauigkeit der Messungen. 
Versuche, bei denen die abgelesenen Wellenlängen sich 
um mehr als 1 mm unserschieden, wurden ausgeschlossen, ab- 
gesehen von solchen, bei welchen nur ein etwas zu grosser Wert 
zwischen zwei verhältnismässig zu kleinen oder umgekehrt vor- 
kam. Der wahrscheinliche Fehler des mit Hilfe der Methode 
kleinster Quadrate abgeleiteten Mittelwertes ist je nach der 
Güte der Uebereinstiminung der abgelesenen Wellenlänge etwas 
verschieden; indessen ist die Verschiedenheit nur gering im 
vorliegenden Falle wegen Ausschlus.ses solcher Versuche mit 
grösseren Abweichungen, und da sowohl im Kontrollrohr wie 
auch im Untersuchungsrohr bei allen Versuchen nahezu die 
gleiche Anzahl von Wellenlängen abgelesen wurde. Bezeichnet n 
die Anzahl der Messungen, s den mittleren Fehler der einzelnen 
Beobachtung, so wurde der mittlere Fehler des Resultates be- 
stimmt zu E = — wo P = 
Vr 
^ Gewicht des Re- 
sultates bedeutet. Als wahrscheinlichen Fehler = + |- P ergab 
sich sowohl für das Kontrollrohr, wie auch für das Unter- 
suchungsrohr eine Grösse bis zu + 0.7 °/oo des Wertes der 
Je 
Wellenlänge. 
Der Einfluss dieses Fehlers auf das Resultat 
Je, 
der Untersuchung kann im ungünstigen Fall bis zu 2.8®/oo 
betragen. 
Eine weitere Fehlerquelle bildet die Temperaturraessung, 
besonders die für das Kontrollrohr. Davon, für das Kontroll- 
rohr vSiedetemperatur des Wassers zu benutzen, eine Massregel, 
die eine recht bedeutende Verbe.sserung der angewandten Me- 
thode bedeutet hätte, musste Abstand genommen werden wegen 
dadurch eintretender zu grosser Kompliziertheit der Vei'suchs- 
anordnung. Ohne diese Vorsichtsmassregel eines konstanten 
Temperaturbades für Kontrollrohr und Thermometer, war zu 
erwarten, dass das Thermometer nur sehr angenähert richtig 
die Temperatur des Kontrollrohres angeben würde, indem viel 
eher das Thermometer den Temperatureinflüssen der umgeben- 
