718 Sitzung der math.-phys. Klasse vom 5. Dezember 1903. 
den Luft folgen muss als die im Kontrollrolir befindliche Gas- 
masse. So habe ich mehrere Male bemerkt, dass trotz des an- 
gewandten Wärmeschutzes durch meine Nähe und die Not- 
wendigkeit der Beleuchtung beim Eingiessen der flüssigen Luft 
in das Temj^eraturbad des Untersuchungsrohres und bei den 
anderen für den Versuch notwendigen Manipulationen am Ap- 
parat in der halben Stunde vor Erregung der Tonwellen, die 
Temperatur des Thermometers um mehr als 0?5 stieg. Trotz 
der Massregel des mehrere Stunden langen unberührten Stehens 
des Apparates zum Temperaturausgleich zwischen Kontrollrohr, 
Thermometer und äusserer Luft darf man ferner doch kaum 
annehmen, dass ein völliger Ausgleich stattgefunden hat, da 
die Zimmertemperatur eines viel betretenen Raumes nicht kon- 
stant ist. Ich nehme aus diesen Gründen eine mögliche Dif- 
ferenz von 1?0 zwischen beobachteter und wahrer Temperatur 
des Gases im Kontrollrohr an, der ein wahrscheinlicher Fehler 
von + 0?7 entspricht. Die Temperatur beeinflusst nun das 
Resultat proportional ihrem absoluten Wert, danach kann diese 
Fehlerquelle das Resultat um + 2.3°/oo fehlerhaft machen. 
Bezüglich der Temperaturmessung des Untersuchungsrohres 
ist folgendes zu sagen. Würde die Temperatur der flüssigen 
Luft während der Dauer des Yer-suches konstant bleiben, so 
dürfte man annehmen, dass in 25 Minuten das Gas im Unter- 
suchungsrohr die Temperatur der flüssigen Luft merklich ange- 
nommen habe. Infolge der Sauerstoffanreicherung steigt aber die 
Temperatur, und in dem vorliegenden Fall, wie die Beobachtung 
zeigt, pro Minute um 0?03. Hinter dieser Temperaturzunahme 
wird die der Gasmasse im Untersuchungsrohr Zurückbleiben. 
Indessen wird sich in allen Versuchen nach Ablauf von 25 Mi- 
nuten die gleiche Differenz zwischen wahrer und beobachteter 
Temperatur eingestellt haben. Wie eine leicht auszuführende 
Rechnung unter Zugrundelegung der Wärmeleitungsgleichung 
zeigt, beträgt diese Differenz weniger als 0?01, darf also un- 
berücksichtigt bleiben. Da ferner darauf geachtet wurde, dass 
das Platinthermometer und das Untersuchungsrohr in gleicher 
Höhe in flüssiger Luft sich befanden, so darf angenommen werden. 
