Bestehneyer u. Valentiner: Über die Dichte des Stickstoffs. 749 
einem Fehler von + 0.0002 seines Wertes, cl. h. von 0.2 “/oo 
behaftet sein. 
Die relativen Angaben der Temperatur der Thermometer- 
kugel durch den Platinwiderstand dürften auf wenige hundert- 
stel Grade sicher sein, das bedeutet für Ap für die angegebene 
Temperatur einen möglichen Fehler von +0.3 °/üo. 
Die bedeutendste Fehlerquelle in den vorliegenden Mes- 
suno^en bildet die Druckmessung namentlich bei niederen Drucken. 
Der Druck wurde bestimmt durch Ablesung der Quecksilber- 
höhen in Rohr (a) und Rohr (&) und des Barometers. Für die 
Ablesung des Barometers und der mit Kathetometer abgelesenen 
Quecksilberhöhe darf die Fehlergrenze wie üblich zu + 0.07 mm 
festgesetzt werden. Für die Ablesung des 3. Quecksilbermenis- 
kus, welcher mit blossem Auge beobachtet wurde, muss indessen 
ein Fehler von + 0.2 mm in Anrechnung gebracht werden. Die 
Ablesefehler der Quecksilbersäulen können also den Druck um 
+ 0.34 mm fälschen; hierzu können sich Fehler in der Tem- 
peraturkorrektion addieren, ^immt man einen Temperatur- 
unterschied der Quecksilbersäulen in beiden Schenkeln von 
+ 0?5 an und Fehler der gleichen Grösse in der Temperatur- 
bestimmung des Quecksilbers im Luftthermonieter und im Baro- 
meter, so kann dieser Fehler bis zu 0.16 bis 0.22 mm betragen. 
Bei den kleinsten zur Anwendung gekommenen Drucken (160 mm) 
könnten also die Fehler in der Druckbestimmung falls sie sich 
sämtlich addieren würden, bis zu 3.1 ^joo das Resultat fälschen. 
Analoge Fehler können die Druckbestimmung bei 0*^ und dadurch 
die Resultate der betreffenden Versuchsreihe im Maximum um 
1.2°/oo beeinflusst haben. 
Würden sich in einem Falle — was nach den Gesetzen 
der Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen gelten kann diese 
sämtlichen Fehler addieren, so würde bei den kleinsten Drucken 
ein Gesamtfehler von + 6.3 '^/oo resultieren. 
