Bestehneyer u. Valentinen Über die Dichte des Stickstoffs. 751 
Zwischen Versuch 8 und 9, 14 und 15, 18 und 19 wurde 
Stickstoff aus dem Gasthermometer abgesaugt, zwischen Ver- 
such 24 und 25 in dasselbe nachgefüllt. 
Barometerkorrektion inkl. der Kapillardepression beträgt: 
-|- 0.103 cm. 
In der Spalte „Manometer“ bezieht sich „links“ auf die 
Ablesung des Rohres (n) mit Hilfe des Kathetometers, „rechts“ 
auf die Ablesung des Rohres (5) mit blossem Auge; diese letztere 
wurde stets zweimal ausgeführt. 
Zur Berechnung des Widerstandes des Platinthermometers 
sei bemerkt, dass die Brücke 10 m lang ist, und auf dem in 
der Mitte gelegenen Meter gemessen wurde ; der Brückenmittel- 
punkt liegt bei 49.64 cm. Zur Bestimmung der Temperatur 
des Platinthermometers dient die Gleichung: 
Wt= 73.030 -H 0.27418 0.000067 
worin Wt den Widerstand bei der Temperatur vom Schmelz- 
punkt des Eises an gerechnet, in ü bedeutet. 
Das Thermometer, mit welchem die Temperatur des kali- 
brierten Rohres gemessen wurde, zeigt in dem benutzten Be- 
reich um 0?18 zu hoch. 
Um die Teilung des graduierten Rohres auf die Gas- 
thermometerskala zu beziehen, ist -j- 85.425 cm zu den Teilen 
des Rohres zu addieren. 
An die Gasthermometerskala sind folgende Korrektionen 
anzubringen: Oberhalb 111 cm: + 0.00 cm 
Von 99—91 „ : —0.03 „ 
„ 90-89 , : — 0.02 „ 
, 88-76 , : — 0.01 „ 
, 75-64 „ : + 0.00 „ 
, 63-60 , : -k 0.01 „ 
, 59-58 .: -k 0.02 „ 
„ 42-30 , : + 0.03 „ 
„ 29-28 „ : +0.04 „ 
Eichung des Gasthermometergefässes; es beträgt: 
