8 
9. Abhandlung: L. Burinester’ 
nung das Verhältnis der scheinbaren Verschiebung zu der vor- 
hin gemessenen reduzierten Verschiebung 1,4 mm. 
Diese scheinbare Verschiebung der Perspektiven Projektion 
der Nadel kann aber auf dem Kartonblatt in einfacherer Weise 
an der Millimeterskala T gemessen werden, die nahe an den 
Punkt B geschoben wird, indem wir die Zeigerspitze i vermittels 
der Mikrometerschraube M auf den Punkt B einstellen, und wenn 
sie bei der Beschränkung des Sehfeldes mit dem Punkt B in die 
äußerste Scheinlage ß gelangt ist, sie wieder so weit zurück- 
schieben, bis sie visierend auf die Nadelspitze h eingestellt ist. 
Dadurch ergibt sich die größte scheinbare Verschiebung an der 
Millimeterskala T. Zwar erscheinen die Teilstriche in dem be- 
schränkten Sehfeld zusammengeschoben , und die Strecke zwi- 
schen den beiden Einstellungen wird ein wenig verkleinert ge- 
sehen, aber die Messung der größten scheinbaren Verschiebung 
auf dem Kartonblatt ist hiervon nicht abhängig. 
Wenn von einer anderen Person durch Drehung der Mikro- 
meterschraube /x der Schieber s,- sukzessive in bestimmte Weg- 
strecken geschoben wird, während der Beobachter in diesen 
Stellungen der Schieberkante vermittels der Mikrometerschraube ^ 
die Einstellung der Zeigenspitze i auf die jeweilige Scheinlage 
der Perspektiven Projektion bewirkt und die reduzierte Ver- 
schiebung angibt, so kann hierdurch die subjektive Abhängig- 
keit der reduzierten Verschiebung von der Beschränkung des 
Sehfeldes ermittelt werden. In analoger Weise kann der Beob- 
achter auch vermittels der Mikrometerschraube 21 durch die 
vi.sierend auf die Nadelspitze h eingestellte Zeigerspitze i die je- 
weilige scheinbare Verschiebung messen und die subjektive 
Abhängigkeit derselben von der Beschränkung des Sehfeldes 
ermitteln. 
Um nach Wegnahme der Nadel, die hauptsächlich zur Ver- 
anschaulichung der beschriebenen Beobachtungen diente, die 
Verschiebungen einer auf das Kartonblatt gezeichneten verti- 
kalen Linie AB zu messen, kann die Nadel durch eine kleine 
an der dann höher geschobenen Skala t befestigte Spitze ersetzt 
werden. Diese Beobachtungen wurden nur bei einer für mein 
