4 
14. Abhandlung: C. W. Lutz 
nungsverlust direkt gemessen, den der Innenzylinder des 
Aspirators beim Durcliströmen einer bekannten Luftmenge er- 
fährt. Aus diesen beiden Groben und der Kapazität des Appa- 
rates kann dann der Ladungsverlust (gleich der in der durch- 
gesaugten Luftmenge enthaltenen Elektrizitätsmenge) berechnet 
werden. Um nicht allzu grobe Fehler bei der Messung des 
meist kleinen Spaunungsrückganges zu begehen, muß die 
Aspirationsdauer für jedes luftelektrische Element auf ca. 15 Min. 
ausgedehnt werden; die Gesamtmeßdauer für alle vier Elemente 
beträgt also über U /2 Stunden. Eine wesentliche Abkürzung 
der Beobachtungszeit dürfte daher, namentlich wegen der meist 
raschen Veränderlichkeit der luftelektrischen Größen, vor allem 
anzustreben sein. 
Verfeinert man die Ablesung durch Verwendung eines 
Mikroskopes, so stören die Mängel des Blättchenelektroskopes^) 
(Unregelmäßigkeit des Blättchenganges) erst recht, außerdem 
muß jetzt der Aspirationsapparat erst genau justiert werden 
und in seiner Lage auch während der ganzen Messung be- 
harren. Ist eine derartige genaue Einstellung schon bei 
Messungen im freien Gelände unbequem, so wird sie auf be- 
wegten Schiffen oder im Freiballon völlig unmöglich, wie Ver- 
.suche erst in letzter Zeit wieder gezeigt haben. ^) 
Allen diesen Mängeln abzuhelfen, schien mir das Saiten- 
elektrometer ^) in Verbindung mit einem von M. Hurmuzescu^) 
angegebenen variabeln Kondensator ganz besonders geeignet. 
Einen Ebertschen Aspirationsapparat mit Saitenelektrometer 
und variabler Kapazität hat die Firma Edelmann & Sohn 
nach meinen Angaben ausgeführt. Fig. 1 zeigt in schemati- 
scher Darstellung einen Längsschnitt durch den Apparat, Fig. 2 
eine photographische Ansicht von vorne. 
b Cri-Cri-Erecheinung. H. Ebert, Phys. Zeitscbr. 6, 642, 1905. 
K. W. F. Kohlrauscb, Wiener Ber. 118 (II a), 26, 1909; P. H. 
Dike, Terrestr. Magnet. 13, 120, 1909. 
S) C. W. Lutz, Phys. Zeitscbr. 9, 100 und 642, 1908. 
■*) M. Hurinuzescu, Le Radium 5, 331, 1908. 
