Eine neue Form des Ebertschen Aspirations-Apparates. 
5 
I. Beschreibung des Apparates.^) 
Der Innenzylinder Z eine.s Ebertschen Aspirators A (Fig. 1) 
sitzt mittels des vertikalen Trägei’S t auf dem Zuleitungsstab st 
eines Saitenelektrometers S auf und steht so mit der Saite s 
in leitender Verbindung. Der Saite gegenüber steht in ge- 
ringem Abstande (1 bis 4 mm) die mit dem Gehäuse (Erde) 
leitend verbundene Influenzschneide J. Die sonst beim Saiten- 
elektrometer verwendete zweite Schneide kann hier wegfallen, 
da für diesen Zweck das Elektrometer nur in „Influenzschal- 
tung“ verwendet wird. Wird der Innenzylinder Z und damit 
die Saite geladen, so zieht die Influenzschneide sie zu sich 
heran, der entstehende Saitenausschlag wird am Okular-Mikro- 
meter des Mikroskopes M (Fig. 2) abgelesen. Verwendet wird 
ein Zeih- Mikroskop, Apochromatobjektiv 16 mm und Kompen- 
sationsokular Xr. 18 von 281facher Vergrößerung. 
Da wir es hier, wie noch näher ausgeführt wird, mit 
einer Art Xullmethode zu tun haben, bei welcher eine ursprüng- 
liche Saitenstellung durch Verschiebung des Kondensators genau 
wieder herzustellen ist, so ist eine möglichst große Einstel- 
lungsempfindlichkeit anzusti'eben. Dies wurde durch ein 
besonderes Okularmikrometer erreicht, welches nach Angaben 
Eberts durch die Fiz'ma Zeiß, Jena angefertigt wurde. Dieses 
Mikrometer (Fig. 3) trägt über und unter dem Mittelteilstrich 
(30) je ein kleines liegendes, in der Mitte offenes Kreuzchen. 
Beim Beginne der Aspiration wird das Mikroskop auf seinem 
Schlitten seitwärts so verschoben, daß der rechte, scharf zu 
beleuchtende Rand des Saitenbildes die linken inneren Enden 
der Kreuzchenstriche eben berührt. Fig. 3 zeigt das im Mikro- 
skope sichtbare Bild. Diese Einstellung kann mit größter 
Schärfe vorgenommen werden. Schon eine Verschiebung des 
Kondensators um 0,5 Trommelteile = mm , entsprechend 
einer Kapazitätsänderung von 0,0077 cm (siehe weiter unten 
S. 9), bringt eine wahrnehmbare Änderung der Saitenstellung 
*) Der Apparat wird von der Firma M. Th. Edelmann & Sohn 
geliefert. 
