6 
14. Abhandlung: C. W. Lutz 
hervor. Hierin tritt deutlich die Überlegenheit der Hurinu- 
zescuschen Methode, den Ladungs Verlust mittels variabler 
Kapazität zu messen, über die alte Methode hervor, nach welcher 
ein kleiner Spannungsrückgang durch das relativ unemp- 
tindliche Blättchenelektroskop gemessen wird. 
Das Okularmikrometer wird in Volt geeicht, so dafs zu 
jedem Saitenausschlag (in Mikrometerteilen von 0 links an 
gerechnet) einer zu zeichnenden Eichkurve das Potential des 
Innenzylinders Z in Volt entnommen werden kann (s. Fig. 4). 
Am oberen Teil des Saitenelektrometers ist der variable 
Kondensator K (Fig.. 1 und 2) angebracht. Er besteht aus 
einem senkrecht in t eingesteckten dünnen zylindrischen 
Stiftchen Ic und einem Röhrchen r, zentrisch in dem vei’- 
schiebbaren Rohrsystem i?, R.^ gelagert. Mittels Zahnstange 
und Trieb läßt sich Rohr R .2 und damit r im Rohr R^ ver- 
schieben und die Größe dieser Verschiebung an der in 
100 Teile geteilten Trommel 0 (Fig. 2) ablesen. Einer vollen 
Trommelumdrehung entspricht eine Verschiebung des Konden- 
sators um 2,1 cm. In seiner Xormalstellung ist der Konden- 
sator völlig zusammengeschoben, der Index i (Fig. 2) steht auf 
Trommelteil 0. Nach Öffnung des Deckels d (Fig. 1 und 2) 
kann man in den Kondensator blicken, um sich von der rich- 
tigen Zentrierung des Stiftes h innerhalb r zu überzeugen. 
Auch kann man durch diese Öffnung zu der kleinen Schraube a 
(Fig. 1) gelangen, welche den Träger t im Stift st fest- 
klemmt, und so für eine richtige Zentrierung des Innen- 
zylinders Z innerhalb des Aspirationsrohres A sorgen, wenn 
sich etwa einmal Z seitwärts gedreht haben sollte. Mittels 
eines Steckdeckels 1) (Fig. 2) kann der Aspirator vorne und 
durch den Schieber sch hinten verschlossen werden. Der ganze 
Aspirations-Ajjparat ist in einem tragbaren Holzkasten einge- 
baut, dessen vordere und hintere Seitenwand herausgenommen 
werden kann. Vor dem Wiedereinstellen dieser Seitenwäude 
ist der vordere Rohrteil des Mikroskopes herauszuziehen und 
in das Loch l unter der Turbine T einzustecken. Dort wird 
auch der Schlüssel zum Aufziehen der Turl)ine beim Trans- 
