Eine neue Form des Ebertschen Aspirations- Apparates. 
7 
porte verwahrt. Die beiden Holzklötze und (Fig. 2) 
dienen zur Aufnahme der in einer BlechhüLse steckenden 
^amboni-Ladesäule, die Klötze und zur Aufbewahrung 
des Macheschen Zusatzkondensators TJ. 
II. Wirkungsweise und Konstanten des Apparates. 
Der Innenzylinder Z des Apparates (Fig. 1) sei auf ein 
Potential V Volt aufgeladen. Die Gesamtkapazität (Zylinder- 
kondensator AZ variabler Kondensator K -(- Saitenelektro- 
meter S) bei ganz zusammengeschobenem Kondensator K be- 
trage C cm. Während der Aspiration wird die Ladung des 
Innenzylinders: 
M=C -V 
durch die im Luftstrome mitgeführten Ionen mehr und 
mehr neutralisiert, das ursprüngliche Potential V sinkt nach 
Durchsaugen einer bestimmten Luftmenge F auf einen Betrag Fj. 
Verkleinert man nun die Kapazität C des Apj^arates durch 
Ausziehen des Kondensators so lange (um A C), bis das An- 
fangspotential V (dieselbe Saiteneinstellung siehe Fig. 3) wieder 
erreicht ist, so ist der Ladungsverlust A M: 
AM= V-AC. 
Kennt man also V und A C, so läßt sich A 31, d. i. die 
in der durchgesaugten Luftmenge F enthaltene Elektrizitäts- 
menge berechnen. 
Zur Ermittelung des Potentiales V aus dem Saitenaus- 
schlag muß das Okularmikrometer wie erwähnt in Volt ge- 
eicht werden. Die Eichkurve wird zweckmäßig auf Millimeter- 
papier im Maßstabe 1 Volt = 1 mm (Ordinatenachse), 1 Mikro- 
meterteil gleich 10 mm (Abszissenachse) gezeichnet. Fig. 4 a 
zeigt in kleinerem Maßstabe eine Eichkurve bei stärkster 
•Saitenspannung (Trommelteil 0 des Spannkopfes), Fig. 4b eine 
solche bei nur wenig entspannter Saite (Trommelteil 3), beide 
bei 4 mm Abstand der Influenzschneide von der Saite. Fig. 4 c 
wurde bei stärkster Saitenspannung aber kleinerem Schneiden- 
