8 
14. Abhandlung: C. W. Lutz 
abstaiid (= 1,5 mm) erhalten. Je nach dem Sjjaiinungs- 
bereiche, in dem man zu arbeiten gedenkt, wird mau also 
Schneideuabstand und Saiten.spannung^) wählen. Direkte Mes- 
sungen ergaben folgende Empfindlichkeiten bei 4 a : 1 Volt 
= 0,1 Mikr. T., bei 4b : 1 Volt — 0,2 Mikr. T., bei 4c : 1 Volt 
= 0,3 Mikr. T. 
Aus Fig. 4 a ist zu ersehen, daß die Saite erst bei einem 
Potential von ca. 630 Volt das Ende des Okularmalästabes er- 
reicht. Um noch höhere Spannungen messen zu können, wie 
dies vielleicht zum Eiufangeu besonders träger Ionen gewünscht 
werden könnte, ist der Schneidenabstand zu vergrößern, was 
bei einiger Geschicklichkeit vom Beobachter selbst vorgenommen 
werden kann.®) 
Sollte bei größeren Ausschlägen das Seitenbild im Mikro- 
skop unscharf werden, wie dies nach einer Verstellung der 
Influenzschneide eintreten kann, so ist der Träger der Schneide 
um seine Längsachse zu verdrehen. Zu diesem Z^vecke lockert 
man, nach Herausnehmen des Elektrometereinsatzes, die Schraube 
durch die Deckplatte und verdreht dann den Schneidenträger 
entsprechend, bis die Bewegung der Saite genau senkrecht zur 
Mikroskop achse erfolgt, das Saitenbild also an jeder Stelle des 
Okularmikrometers scharf erscheint. Erst dann wird die Be- 
festigungsschraube des Schneideuträgers wieder angezogen. 
Hier sei gleich eine vorzügliche Eigenschaft des Saiten- 
elektrometers erwähnt, nämlich seine äußerst geringe Emp- 
findlichkeit gegen Neigungen und Erschütterungen, die selbst 
bei etwas entspannter Saite (Eichkurve Fig. 4 b) noch besteht. 
0 Um die Saite beim Transporte nicht zu gefährden, wird sie vom 
Fabrikanten beim Verschicken eines Elektrometers entspannt. Sie ist 
daher vor der Eichung ein für allemal anzu^^pannen, wobei die Regel 
gilt: An spannen der Saite = Heraus drehen des Spannkopfes, ab- 
nehmende Zahlen der Teiltrommel. Teilstrich 0 (Anschlag) = stärkste 
Saitenspannung. 
Ent spannen der Saite = Hinein drehen des Spannkopfes , zu- 
nehmende Zahlen der Teiltrommel. Anschlag = schwächste Saiten- 
spannung. 
-) C. W. Lutz, Phys. Zeitschr. 9, 101, 1908. 
