Eine neue Form des Ebertschen Aspirations-Apparates. 
9 
Infolge dieser Eigenschaft wird sich jetzt der Ehertsche 
Aspirationsap parat auch zu Messungen auf Schiffen und 
iin Freiballon verwenden lassen, wobei auch die an jedem 
Elektrometer angebrachte Temperaturkompensation von Vor- 
teil sein wird. 
J C kann aus der Trommelablesung berechnet werden, 
wenn die Kapazitätsänderung c beim Verschieben des Kon- 
densators um seinen ganzen Hub (100 Trommelteile) be- 
kannt ist. Diese Konstante wird auf experimentellem Wege 
bestimmt. 
Mittels eines Harm sehen Kondensators^) wird die Ge- 
samtkapazität des Aspirations-Apparates für die beiden End- 
stellungen des Kondensator 0 und 100 gemessen. Sie be- 
trägt für den beschriebenen Apparat bei ganz zusammenge- 
sebobenem Kondensator (Trommelteil 0) 25,59 cm bei ganz 
ausgezogenem Kondensator (Trommelteil 100) 24,04 cm. Einer 
Verschiebung des Kondensators um 100 Trommelteile ent- 
spricht also eine Kapazitätsverminderung c = 25,59 — 24,04 
= 1,55 cm. Zu jeder Verschiebung um a Trommelteile läbt 
sich jetzt die Kapazitätsabnabme AC angeben; 
AC^ 
1,55 
100 
• a cm. 
Dies setzt voraus, daß die Kapazitätsabnabme j)i’oportional 
der vom Kondensator zurückgelegten Wegstrecke erfolgt, was 
zu erwarten ist, wenn die Bewegung des Kondensatorröbrehens r 
(Fig. 1) achsial zum Stift h erfolgt. Um dies naebzuprüfen, 
ladet man das Saiteiielektrometer bei zusammengeschobenem 
Kondensator auf und liest das zu dieser Kondensatorstellung 
a = 0 gehörige Potential V ab. Nun verschiebt man den 
Kondensator und erhält zu einer anderen Troramelstellung 
einen größeren Saitenausschlag, also ein höheres Potential V^. 
So fortfahrend lassen sich eine Beibe zusammens’ebörifjer 
Werte V und a gewinnen, mit deren Hilfe sich eine Eich- 
kurve (Fig. 5 a bis e) zeichnen läßt. Wie man aus der Fig. 5 
1) F. Harms, Phys. Zeitschr. 5, 47, 1904. 
