10 
14. Abhandlung: C. W. Lutz 
ersieht, ergibt die Eichung des Kondensators für verschiedene 
Anfangspotentiale (benützt wurde die Eichkurve Fig. 4 b) in 
der Tat stets eine Gerade. 
Hier ist noch ein Umstand zu erwähnen. Die Kapazität 
des Saitenelektrometers ändert sich mit dem Saitenausschlag. 
Je gröber der Saitenausschlag ist, je näher also die Saite der 
geerdeten Inliuenzschneide steht, desto größer ist auch die 
Kapazität. Freilich kann diese Kapazitätsänderung nur sehr 
klein sein, denn es ergaben sich bei wiederholten Messungen 
nach der Harnischen Methode für alle Saitenausschläge stets 
dieselben, S. 9 angegebenen Kapazitätswerte. 
Nach der Methode von Th. Wulf’^) gelang es, diese ge- 
ringen Kapazitätsänderungen ihrem absoluten Werte nach zu 
messen. Steht die Saite bei ungeladenem Elektrometer 4 mm 
von der Influenzschneide entfernt (Eichkurve Fig. 4 a und b) 
und nähert sie sich um die ganze Länge des Okularmaßstahes 
(= 0,6 mm) der Influenzschneide, so wächst dadurch die 
Kapazität um 0,007 cm. Bei 1,5 mm anfänglichem Schneiden- 
abstande (Eichkurve 4 c) beträgt diese Größe 0,009 cm. Diese 
Werte sind also so klein, daß sie bei unseren Messungen völlig 
vernachlässigt werden dürfen, um so mehr, als dabei die Saite 
nur einen kleinen Teil des Okularmaßstabes durchläuft. Es 
gelten also für alle Saitenausschläge die S. 9 angegebenen, 
nach der Harmsschen Methode bestimmten Kapazitäts werte, 
deren Richtigkeit sich übrigens mit Hilfe des variablen Kon- 
densators leicht in folgender Weise nachprüfen läßt. Bei 
ganz zusammengeschobenem Kondensator (Kapazität (J) ladet 
man den Apparat auf ein Potential V auf und zieht nun 
den Kondensator völlig aus. Hierdurch sinkt die Kapazität 
auf den Betrag 6’j, das Potential steigt auf den Wert F,. Da 
hiedurch die Ladung (Elektrizitäts menge) auf dem Elektro- 
meter nicht verändert wurde, so gilt, wie eine einfache Rech- 
nung zeigt; 
9 Th. Wulf, Phys. Zeitschr. 10, ‘253, 1909. 
