Eine neue Form des Ebertsclien Aspirations-Apparates. 
11 
Durch Wiederzurückdrehen des Kondensators kann man 
sich davon überzeugen, dah keine Elektrizität durch Lsolations- 
mangel während der Me.ssung verloren ging. Setzt man für 
C’j den nach Harms bestimmten Wert = 24,04 cm ein und 
bestimmt aus den abgelesenen Saitenausschlägen mittels der 
Eichkurve die Potentiale V und in Volt, so muß sich für 
C der bereits bekannte, nach der Harmsschen Methode er- 
mittelte Wert C = 25,59 cm ergeben. Nachstehende Tabelle 
gibt in der ersten und zweiten Spalte die Anfangs- und End- 
potentiale V und Fj (aus Eichkurve Fig. 4 b), wie sie sich 
bei der Eichung des Kondensators (S. 9 und Fig. 5) ergaben. 
In der dritten Spalte sind die Differenzen Fj — F und in der 
vierten die nach obiger Formel berechneten Werte für C an- 
geführt. 
V 
F 
F-F 
C 
362,5 
384,9 
22,4 
25,53 
289,3 
306,9 
17,6 
25,51 
227,9 
243,0 
15,1 
2.5,63 
149,7 
159,7 
10,0 
25,65 
110,9 
118,1 
7,2 
25,60 
Mittelwert 
25,58 cm 
Der Mittelwert C = 25,58 cm stimmt also sehr befrie- 
digend mit dem durch direkte Messung gefundenen Wert C 
= 25,59 cm überein. 
Lst in der beschriebenen Weise F und AC ermittelt, so 
können wir bei bekannter Fördermenge F (vom Fabrikanten 
angegeben^) die im ni^ durchgesaugter Luft enthaltene Elek- 
trizitätsmenge E berechnen. 
. , , y y 1,55 a E. st. E. 
Wie die Messung am zweckmäßigsten im einzelnen durch- 
O O 
geführt wird, soll im nächsten Abschnitt gezeigt werden. 
Diese Angaben wurden nach der E b er t sehen Rauchmethode 
(111. Aeronautische Mitt., Heft 4, 1902) nachgeprüft. Dabei zeigte sich, 
daß diese Methode bei einiger Sorgfalt völlig befriedigende Werte liefert. 
