Eine neue Form des Ebertschen Aspirations-Apparates. 
13 
so daß auch die Einstellung auf den Nullpunkt durch eine 
Rechtsdrehung bewirkt werden kann. 
Ist in der beschriebenen Weise, etwa für eine + Ladung 
des Apparates die Messung durchgeführt, so wird der Innen- 
zylinder durch leichtes Berühren mit der Hand entladen, das 
Mikroskop zurückgedreht, so daß die Saite wieder auf 0 (links) 
einsteht, nunmehr — aufgeladen und weiter ganz in derselben 
Weise verfahren, wie eben angegeben. Während der ganzen 
Messung braucht die Turbine nicht abgestoppt zu werden, sie 
ist lediglich nach jedem Glockenzeichen neu aufzuziehen. 
Mittels der drei Größen V in Volt, a in Trommelteilen, F in 
berechnet sich die im enthaltene — Elektrizitätsmenge 
(wenn der Innenzylinder -|- geladen war) oder -f- Elektrizitäts- 
menge (bei — geladenem Innenzylinder) nach S. 11 zu; 
„ 1,55 V • a E. st. E. 
300 • 100 F 
Von dieser Elektrizitätsmenge E ist noch der Ladungs- 
verlust über die Isolatoren abzuziehen. Zur Messung des- 
selben wird das Elektrometer aufgeladen, das Aspirationsrohr 
vorne durch den Steckdeckel, hinten durch den Schieber ver- 
schlossen, und nunmehr der Apparat längere Zeit sich selbst 
überlassen. Die durch mangelhafte Isolation verlorengehende 
Elektrizitätsmenge wird gerade so gemessen, wie E, nur daß 
jetzt die Turbine stillsteht. 
Bei der vorzüglichen Isolation des Elektrometers (zwei 
Stopfen aus echtem Bernstein) ist dieser Ladungsverlust für 
die Aspirationsdauer von 2^/2 bis 5 Min. so gering, daß er 
meist außerhalb der Fehlergrenze der Methode liegt und nicht 
weiter berücksichtigt zu werden braucht. 
Wichtig sind außer den Absolutwerten E^ und E- nament- 
lich die Differenzen E^ — jE'_ = Q, sowie die Verhältnisse 
<1 = 
EJ 
welche ein Maß für die Unipolarität geben. 
