A. Endrös; Die Seeschwanktingen des Chiemsees. 
305 
Wagen befestigt, der einerseits auf zwei Rädchen mit Ein- 
kerbungen am Rande über einer kantigen Schiene läuft und 
anderseits auf einer Rolle mit flachem Rand auf einer eben- 
solchen Schiene gleitet. Dieser kleine W agen trägt den Schreib- 
stift. der dabei schief auf dem Papier liegt. Hierdurch ist eine 
leichte und fehlerfreie Bewegung des Stiftes erreicht und außer- 
dem ein Hemmen des Streifenganges durch den eindrückenden 
Stift vermieden. Den gleichen Wagen verwendete Chrystal 
auch hei den abgeänderten Sarasinschen Instrumenten. Die 
Schiene des ursprünglichen Limnimeters, welche den Schreib- 
stift trägt, bleibt dabei weg, dafür Averden die beiden oben- 
genannten Schienen daneben befestigt. Statt des Stahlbandes 
benützte Chrystal hierbei auch zwei Drähte, wie schon oben 
erwähnt, Avelche in je zwei in die Rollen des Sarasinschen 
Limnimeters eingeschnittenen Rinnen laufen. Mit einem solchen 
abgeänderten Limnimeter wurden bereits Beobachtungen an 
Seen angestellt und diese lieferten Kurvenzüge, welche alle jene 
Einzelheiten aufweisen, wie ich sie mit meinem Limnimeter 
erhalten habe, wovon ich mich an einem von Chrystal freund- ^ 
liehst übersandten Original -Limnogramme selbst überzeugen 
konnte. Zugleich verwendet Chrystal Tintenstifte und dazu 
Papier mit feinerer Oberfläche, was sich bei dem schiefstehen- 
den Stifte vollständig bewährt hat. 
Als ZAveites Limnimeter benützte ich das von mir selbst 
konstruierte Instrument, das im folgenden zum Lmterschied 
vom Sarasinschen Limnimeter kurz transportables genannt 
ist. Dasselbe war zu Beobachtungen an ZAvischenpunkten her- 
t gestellt worden und hat sich auch bei den weiteren Beobach- 
tungen am Chiemsee und besonders bei den Unter.suchungen 
am Wagingersee und an kleineren Weihern wegen seiner Hand- 
lichkeit und großen Empfindlichkeit als sehr geeignet erwiesen. 
Dadurch ferner, daß die Aufzeichnungen mehrerer Tage (bis 
zu acht Tagen bei geringer Amplitude) untereinander auf 
0 Eine kui'ze Beschreibung desselben mit Abbildung s. P. I, S. 33. 
und Zeitschrift für In.struiuentenkunde. J. Springer, Berlin, 24. Juui 1904 
