507 
Über einen neuen Flammenkollektor und dessen 
Prüfung im elektrischen Felde, 
Von Dr. C. W. Lutz. 
(Eingelaufen 3. November.) 
(Mit Tafel V und VI.) 
Durch die Munifizenz der K. B. Akademie der Wissen- 
schaften zu München wurde dem hiesigen Erdmagnetischen 
Observatorium die Anschaffung eines Benndorfschen selbst- 
registrierenden Elektrometers zur Aufzeichnung des luftelektri- 
schen Potentialgefälles ermöglicht. 
Bekanntlich liefert dieser Apparat nur relative Werte des 
elektrischen Spannungsgefälles, welche durch eine gleichzeitige 
Messung im freien flachen Terrain auf die Ebene zu reduzieren 
.sind. Diese Bestimmung des , Reduktionsfaktors“ geschieht 
gewöhnlich mit Hilfe eines Wasser- oder Flammenkollektors, 
der auf einem Hartgummistabe wohl isoliert aufgestellt und 
durch einen mehrere Meter langen dünnen Leitungsdraht mit 
einem Aluminiumblattelektroskop verbunden wird. Da der 
Meßbereich eines solchen transportablen Elektroskopes ein eng 
begrenzter ist (von ca. 50 bis 250 Volt), so wird der Abstand 
des Kollektors vom Erdboden, also die Länge der Hartgummi- 
stütze entsprechend dem eben herrschenden Potentialgefälle 
gewählt, so daß ein gut ablesbarer Ausschlag der Elektroskop- 
blättchen entsteht. Eine solche Messungsanordnung ist nur 
dann einwandsfrei, wenn der Verlauf des Potentialgradienten 
in der Nähe der Erdoberfläche ein linearer ist, und das scheint 
0 H. Benndorf, Wiener Akademieberichte 111, II a, 487, 1902. 
