C. W. Lutz: Über einen neuen Flammenkollektor. 
509 
Daß das Potentialgefälle -jj nicht konstant ist, bringt 
allerdings in die erwähnte Reduktionsmessung eine Schwierig- 
keit hinein; aber an sich ist dieses Verhalten des Gradienten 
von großem Interesse, da es eine Hindeutung auf die in der 
Luft enthaltene freie Elektrizitätsmenge enthält. Dies genauer 
zu .studieren, sind Messungen im Gange, über welche sjiäter 
berichtet wird; hier soll zuerst die Kollektorfrage behandelt 
werden. Da bei allen luftelektrischen Stationen eine solche 
, Reduktion auf die Ebene“ wiederholt durchgeführt werden 
muß, so ist die Wahl eines geeigneten Kollektors für die Feld- 
beobachtungen auch bei den fortlaufend registrierenden In- 
strumenten von großer Bedeutung. Unter allen Kollektortypen 
am brauchbarsten für diesen Zweck dürfte der Flammenkollektor 
sein. Infolge seiner leichten Transportfähigkeit, des geringen 
Gewichtes, der raschen Einstellung und Brauchbarkeit bei jeder 
Temperatur und Tageszeit eignet sich gerade dieser Kollektor 
am besten für Reise- und Feldbeobachtungen (Radiokollektoren 
sind zu vermeiden, wenn noch anderweitige luftelektrische Be- 
stimmungen, wie Leitfähigkeit und lonendichte gemacht werden 
sollen). Leider stehen diesen Vorzügen zwei ganz erhebliche 
Nachteile gegenüber. Die Angaben eines Flammenkollektors 
werden nämlich vom Winde beeinflußt, und der Hauptnachteil 
der üblichen Konstruktionen ist der, daß sie schon bei geringen 
Windgeschwindigkeiten verlöschen. Der letztereÜbelstand machte 
Beobachtungen auf dem weiten, allseits dem Winde ausgesetzten 
ebenen Terrain im Osten des Observatoriums, das sich für luft- 
elektrische Messungen sonst vorzüglich eignet, schon bei einer 
Windstärke 2 (der 10 teiligen Skala) unmöglich. 
Gelänge es, den Flammenkollektor von den erwähnten 
Mängeln frei zu machen, so wäre er sicher für die so wichtigen 
Feldbeobachtungen der brauchbarste Apparat. 
Diese Erwägungen veranlaßten mich, den Flammenkollektor 
so umzuändern, daß er sicher im Winde brennt, leicht trans- 
portabel, reinlich und sparsam im Betrieb, also mehrere Stunden 
