512 Sitzung der luatb.-pliys. Klasse vom 3. Kovember 1906. 
Durcli die beschriebene Einrichtung des Kollektors ist 
erreicht, daß ein horizontal ankommender Windstoß mehrmals 
seine Kichtung ändern muß, um senkrecht auf die Flamme zu 
treffen. Dem dürfte es wohl in erster Linie zuzuschreiben sein, 
daß die Kerze selbst durch stürmische Winde nicht verlöscht 
wird, Avovon ich mich wiederholt überzeugte. Die obere Ein- 
ziehung des Glaszylinders und die entsprechende Form des 
Deckels begünstigt den raschen Abzug der ionisierten Ver- 
brennung-sgase, was die Wirksamkeit des Kollektors erhöht^) 
(vergleiche Tab. 5). Der Glaszylinder, das Metallnetz, sowie 
die Vulkanitfüßchen verhindern eine stärkere Erwärmung des 
Metallrohres, in welchem die Kerze steckt. Dadurch wird 
erreicht, daß die Kerze, selbst im geheizten Zimmer, ununter- 
brochen bis zu Ende brennt. Bei den von mir verwendeten 
Kerzen, die ich eigens zu diesem Zwecke anfertigen ließ, be- 
trägt die Brenndauer (im Kollektor) ca. 6 Stunden. 
Bei Verwendung von einfachen Metallzylindern, wie dies 
bei meinen ersten Versuchen geschah, erhitzte sich das Kohr 11 , 
trotz eines zwischengeschalteten Vulkanitringes nach einiger Zeit 
so stark, daß die Kei'ze herausschmolz. Auch eine völlige 
Ausfütterung der Metallzylinder mit Asbest half nicht. 
Den oben beschriebenen Kollektor unterzog ich nun einer 
eingehenden Prüfung im künstlichen elektrischen Felde, in 
welchem ich zur Vergleichung auch einige andere Kollektor- 
o o o 
tyjjen untersuchte. 
Prüfung des Flammenkollektors im künstlichen 
elektrischen Felde. 
Zunächst mußte festgestellt werden, in welcher Weise der 
Kollektor selbst die Niveauflächen eines homogenen elektrischen 
Feldes deformiert und wo jene besondei-e Niveaufläche (Aus- 
gleichsniveaufläche, Bezugsniveaufläche) liegt, deren Potential 
der Kollektor schließlich annimmt. Gewöhnlich wird nämlich 
bei Messungen des atmosphärischen Potentialgefälles die Stö- 
1) F. Linke, 1. c., S. 663 und S. 664. 
