C. W. Lutz: Über einen neuen Flaminenkollektor. 
513 
rung des Erdfeldes durch den Kollektor selbst völlig vernach- 
lässigt, d. h. man nimmt an, dah ein Flammenkollektor das 
Potential der Niveaufläche annimmt, die durch seinen oberen 
Zylinderrand hindurchgeht und dah die Lage dieser Niveau- 
'fläche auch im ungestörten Felde, also bei Abwesenheit des 
Kollektors, dieselbe bleibt. 
Ferner wurde die Zeit (Ladezeit) bestimmt, die der neue 
Flammenkollektor zu seiner völligen Aufladung benötigt und 
endlich Avurde der Einfluh der Luftbewegung auf seine Wir- 
kungsweise untersucht. 
Das künstliche elektrische FeLD) wurde in folgender 
Weise hergestellt (Fig. 2): 
Ein Zinkdrahtnetz (200 cm lang und 100 cm breit) Z von 
1 cm Maschenweite wurde über einen festen Holzrahmen H eben 
ausgespannt, der mit den beiden Schmalseiten auf zwei Holz- 
0 Eine Einrichtung ganz ähnlicher Art hat E. Henning (1. c., 
S. 893) getroffen. 
