C. W. Lutz: Über einen neuen Flammenkollektor. 
521 
Tabelle 5. 
Bezeichnung des Kollektors 
Abstand der 
Ausgleichs- 
niveaufläche 
vom Kollek- 
torrand 
cm 
Abstand der 
Ausgleichs- 
niveaufläche 
von der Flam- 
menspitze 
cm 
Ladezeit 
sec. 
Flanimenkollektor mit Netz- 
gehäuse 
8,6 
15,6 
27 
(Mittel aller Messungen) 
Flstcr-Geitel-Flammenkollektor : ') ' 
a) bei kleiner Flamme 
7,2 
12,6 
38 
b) bei rußender , 
7.3 
— 
28 
Kerzenflammenkollektor nach 
Exner: 
a) Metallzylinder 10 cm hoch 
8,2 
15,2 
36 
b) , 15,5 „ , 
6,7 
19,2 
55 
Freibrennende Flammen : 
a) Kerzenflamme 3 cm hoch 
— 
15,8 
38 
b) Petroleumflamme 2,5 , „ 
— 
16,2 
35 
c) Gasflamme 7,5 „ , 
— 
12,4 
5 
d) , 3.1 „ , 
3,0 
7 
In Übereinstimmung mit allen früheren Messungen^) er- 
gibt sich aus der Tabelle 5, daß die Flammenkollektoren aus- 
nahmslos zu hohe Potential werte angeben, d. h. sie nehmen 
keineswegs das Potential einer durch die Flammenspitze oder 
den Kollektorrand gehenden Niveaufläche an, sondern das einer 
b Von der Firma Günther und Tegetmeyer in Braunschweig. 
ü K. V. Wesendonk, 1. c., S. 235. F. Henning, 1. c., S. 898, 899 
und S. 903. F. Linke, 1. c., S. 663 und 664. 
Besonders möchte ich auf die Arbeit des Herrn H. Benndorf 
hinweisen, der auf rechnerischem Wege zu genau denselben Resultaten 
kommt (1. c., S. 453). Diese Arbeit kam mir erst nach Abschluß der vor- 
stehenden Untersuchungen zur Hand. 
