522 Sitzung der math.-phys. Klasse vom 3. November 1906. 
mehrere Zentimeter höher gelegenen Fläche. Nimmt man bei 
Potentialmessungen im Freien als Ort des beobachteten Poten- 
tialwertes den oberen Kollektorrand, so fällt die zugehörige 
Höhe zu. klein aus, die Werte des Potentialgefälles (inVolt/m) 
werden infolgedessen zu groß. Bei einem Abstand des Kol- 
lektorrandes von 1 m bzw. 0,5 m vom Erdboden erhält man 
dadurch Fehler von ca. 10°/o bzw. 20”/o. 
Die Ladezeit ist für Kollektoren mit rasch aufsteigenden 
Verbrennungsgasen (Kollektor mit Netzgehäuse und rußender 
Elster-Geitelscher Kollektor) am kürzesten (Tabelle 5). Jede 
Behinderung des freien Abzuges der Verbrennuiigsgase, sei es 
durch lange Zylinder, sei es durch aufgesetzte Kamine, oder 
gar durch kleine über der Kollektoröffnung angebrachte Dächer, 
vergrößert die Ladezeit ganz erheblich, wovon ich mich durch 
mehrfache Versuche überzeugte. Ferner ergibt sich aus der 
Tabelle 5, daß bei freibrennender Flamme die Ausgleichsniveau- 
fläche etwas höher über der Flammenspitze liegt, als bei An- 
wendung von Zylindern. Nur durch Zylinder, die die Flammen- 
spitze beträchtlich überragen, wird dieselbe gehoben. Der gleiche 
Fall tritt ein, wenn auf den Kollektor (mit Netzgehäuse) noch 
ein mehrere Zentimeter hoher Kamin aufgesetzt wird. Umge- 
kehrt läßt sich durch Aufsetzen eines Daches über der Kol- 
lektoröffnung die Ausgleichsniveaufläche bis zum Kollektorrande 
herabdrücken, was aber, wie die folgenden Untersuchungen zeigen, 
ohne praktische Bedeutung ist. 
Durch diese Untersuchungen sollte nämlich festgestellt 
werden, inwieweit die Luftbewegung die Angaben eines 
Flammenkollektors beeinflußt. Zu diesem Zwecke wurde 
außerhalb des Feldes ein elektrischer Ventilator aufgestellt, 
durch den ein kräftiger Luftstrom quer durch das Feld ge- 
trieben werden konnte. Die Geschwindigkeit des Ventilator- 
flügels konnte in Stufen verändert werden und so Windgeschwin- 
digkeiten von im Mittel 1, 2 und 4 m/sec. erzeugt werden (ge- 
messen durch ein Anemometer, das in verschiedener Höhe in 
der Mittellinie des Feldes aufgestellt wurde). Eine Deformation 
des Feldes durch den etwa 50 cm von einer Längsseite aufge- 
