524 Sitzung der math.-phys. Klasse vom 3. November 1906. 
dementsprechend ein kleineres Potential an. Bei größer Averden- 
der Windgesclnvindigkeit rückt auch die Ausgleichsniveaufläche 
tiefer und ei'reicht schließlich bei ca. 4 m/sec. den Kollektor- 
rand. Eine Aveitere Steigerung der Windgeschwindigkeit ist 
praktisch bedeutungslos, da schon bei 4 m/sec. die Blättchen 
des Elektroskopes zu flattern beginnen. 
Der Elster -Geitelsc he Kollektor fängt schon bei einer 
Windgeschwindigkeit von 1 m/sec. stark zu rußen und zu 
flackern an; eine Steigerung derselben auf 2 m/sec. führt nach 
kurzer Zeit das Erlöschen des Flämmchens herbei, so daß bei 
dieser Geschwindigkeit nur mit Mühe Ablesungen erhalten 
werden können. Bei noch größerer Windstärke erlischt die 
Flamme sofort. 
Ferner zeigt sich (Tabelle 6), daß .sich hei Wind jeder 
Flammenkollektor langsamer aufladet und zwar um so lang- 
samer, je größer die WindgescliAvindigkeit ist. Bei dem Kerzen- 
kollektor mit 15,5 cm langem Metallzylinder wächst die Lade- 
zeit auf mehrere Minuten an. Auch aus diesem Grunde wäre 
ein solcher Flammenkollektor nicht zu empfehlen. 
Durch besondere, am Kollektor angebrachte Armierungen, 
wie Kamine, kleine Dächer, Platten über der Öffnung, Wind- 
schirme etc. suchte ich den erAvähnten Einfluß des Windes zu 
beseitigen. Abgesehen davon, daß jede Behinderung des freien 
Abzuges der Verbrennungsgase die Ladezeit eines Flammen- 
kollektors bedeutend vergrößert, drückt der Wind, trotz der 
besonderen Vorrichtungen, die Ausgleichsniveaufläche herab, oft 
noch weit in den Zylinder des Kollektors hinein. 
Die ungleichmäßige innere Struktur des im Freien Avehen- 
den Windes muß, unseren Untersuchungen zufolge, die Aus- 
gleichsniveaufläche eines Flamraenkollektors bei Messungen in 
der freien Atmosphäre in beständigem ScliAvanken erhalten. 
Demzufolge werden bald größere bald kleinere nicht reelle 
SchAvanku ngen des Potentialgefälles zu beobachten sein, 
wovon man sich bei Potentialmessungen im Freien leicht über- 
zeugen kann. 
