534 Sitzung der inath.-phys. Klasse vom 3. Kovember 190ü. 
Systeme auf einem bewegten lichtempfindlichen Filmstreifen 
abgebildet. Hier hat man ein System von verschwindend kleiner 
Masse, welches im Stande ist den raschesten Wechseln der 
Stromintensität fast momentan zu folgen, eine Anordnung, welche 
mit dem Vorzug vollkommener Unempfindlichkeit gegen äuüere 
magnetische Störungen denjenigen der höchsten Stromempfind- 
lichkeit verbindet. 
Mit einem solchen Saitengalvanometer habe ich meine 
läno-ere Zeit unterbrochenen Versuche über die Wirkunjjen 
rascher erdmagnetisclien Pulsationen auf größere Leiterschleifen 
im Sommer vergangenen Jalu-es wieder aufgenoinmen, wobei 
mich Herr Dr. Max Edelmann jun. in München auf das 
wirksamste unterstützte, wofür ich ihm auch an dieser Stelle 
meinen wärmsten Dank ausspi-echen möchte. 
Um bei der Wahl des Beobachtungsortes nicht an Strom- 
quellen gebunden zu sein, wurde bei der Konstruktion der 
Saitengalvanometer von der Verwendung der Elektromagnete 
abgesehen und zu derjenigen kräftiger Dauermagnete überge- 
gangen; dadurch wurde zwar etwas an Empfindlichkeit preis- 
sreo'eben, doch gelang es dem Edelinannschen Institute dafür 
sehr handliche Saitengalvanometer herzustellen. 
Das zu den Versuchen verwendete Galvanometer enthielt 
einen Faden von 120 Ohm Widerstand und gab 1 mm Aus- 
schlag bei einem Strome von 10“’ Ampere; die mikroskopische 
Vergrößerung war nur eine 50 fache; Ströme von 10“® Ampere 
waren aber noch bequem und sicher zu messen. Um in den 
Photogrammen die Zeitinarken mit zu erhalten, ließen wir vor 
dem Spalte der Kegistriertrommel das Pendel eines Metronoms 
so schwingen, daß es bei jeder ganzen Schwingung einmal 
etwas von der Seite her über den Spalt sich hinbewegte; am 
Bande des Begistrierstreifens entstanden dann kleine Zacken, 
0 Vgl. bezüglich der Beschreibung derselben sowie der photo- 
graphischen Kegistrierapparate die obengenannte Arbeit von M. Edel- 
m a n n. 
