546 Sitzung der niath.-phys. Klasse vom 3. Xovemlier 190(1. 
doliten von L. Tesdorpf auswetuhrt. Im Jahre 1904 ist dann 
bei derselben Firma ein neuer lleisetheodolit bestellt worden, 
der aber wegen Krankheit des Yerfertig’ers erst im Juni 1905, 
kurz vor dem plötzlichen Ableben dieses geschickten Mechanikers 
zur Ablieferung gelangte. 
Dieses Instrument (Xr. 2679) weist gegenüber dem älteren, 
zuerst verwendeten (Tesdorpf Xr. 1769) mehrfache Verbesse- 
rungen auf, die schon groüenteils bei anderen Reiseapparaten, 
welche Tesdorpf für die Südpolarexpeditionen und für andere 
Institute geliefert hat, angebracht sind. Einige weitere Ände- 
rungen, welche mir nach den Erfahrungen im Jahre 1903 
wünschenswert ei'schienen, sind an unserem Theodoliten eben- 
falls berücksichtigt worden, so dah derselbe in seiner jetzigen 
Form sowohl recht zweckentsprechend eingerichtet, als auch 
bei der Arbeit sehr handlich ist. Er kann mit allem Zubehör 
in einem tragbaren Kasten verpackt und im Felde verhältnis- 
mäßig leicht transportiert Averden. 
Er besteht aus einem theodolitartigen Unterbau, dessen 
Horizontalkreis völlig verdeckt ist und einen Durchmesser 
von 12 cm hat. Der Kreis ist in 20' direkt geteilt und wird 
durch zwei Schätzmikroskope auf je 0.'2 abgelesen, so daß die 
Summe der beiden Mikroskopablesungen 0!1 gibt. Die Teilung 
ist vorzüglich und kann für die vorliegenden ZAvecke als fehler- 
frei angenommen werden. Das Fernrohr ist am Rande des 
Kreises so angebracht, daß die verschiedenen Hilfsapparate 
zentrisch aufgesetzt werden können. Dabei zeigt die Visierachse 
genau nach dem Mittelpunkt des Kreises. Das Objektiv hat 
20 mm freie Öffnung und 140 mm Brenmveite. Das Okular 
vergrößert neunmal. Das Fadenkreuz besteht aus vier verti- 
kalen und einem horizontalen Faden und wird von oben durch 
einen kleinen Ausschnitt im Fernrohr und durch einen darüber 
nach allen Seiten verstellbaren Spiegel mit Blende beleuchtet. 
Ein kleines gleichseitig rechtwinkliges Prisma, das hinter der 
Fadenplatte einge.setzt ist, dient zur Reflexion des Fadenkreuzes 
von dem Magnetspiegel, indem so der Magnet stets durch 
Autokollimation eingestellt werden kann. 
