548 Sitzung der math.-phys. Klasse vom 3. November 1906. 
halbe Grade geteilt und kann durch zwei Nonien auf 1' ab<re- 
lesen Averden. Das Fernrohr hat ein Objektiv von 20 mm 
Öffnung. Die Okularvergröläerung ist 18 fach; außerdem Ist 
für Zenitbeobachtungen ein Prismenokular beigegeben. Die 
Sonnengläser können auf die ükularblenden beider Fernrohre 
aufgesteckt Averden. Eine Nivellierlibelle (14“ Teihvert), eine 
Stützlibelle (24“ Teihvert), eine Alhidadeulibelle am Höhenkreis 
(31“) und eine Aufsatzlibelle (27“) vervollständigen den astro- 
nomischen Aufsatz. Für die Fadenbeleuchtung bei Nacht Avird 
entweder ein Ring vor das Objektiv gesteckt oder es kann 
durch die durchbohrte Fernrohrachse Licht auf einen zentrisch 
einzuschraubenden Metallspiegel von 1,5 mm Durchmesser mit 
0,5 mm starkem Schaft goAvorfen werden. Durch Drehung 
dieses kleinen Spiegels läßt sich die Beleuchtung im Okular 
bequem verändern. 
Bei den Azimutmessungen wurde das bereits früher (1. c., 
S. 74) angeAA'andte Verfahren eingehalten, das sich gut bewährt 
hat. Es wurde daher der Stand des Taschenchronometer Kittel 
(Nr. 230) mit Halbsekundenschlag im Felde .so oft als möglich 
mit Hilfe der täglichen telegraphischen Zeitsignale der Post- 
und Telegraphenämter ermittelt. Die Uhr hat auch im Jahre 
1905 ihren vorzüglichen Gang beibehalten, so daß man stets 
der Zeit auf ± 0?25 sicher sein konnte, eine Genauigkeit, die 
für die Azimutmessungen zu Deklinationsbestimmungen völlig 
ausreicht. 
Die Richtung des astronomischen Meridians wurde aus 
Sonnenbeobachtungen ermittelt, indem jeAveilen der rechte und 
linke Sonnenrand eingestellt wurde. Um allfällige Irrtümer 
beim Beobachten leichter erkennen zu können, sind die ein- 
zelnen Einstellungen ge.sondert berechnet worden und zwar nach 
der Formel: 
, tg t • cos M 
tg a — . , „ , 
sin (75 — il/) 
wenn tg M = cos t • tg b ist. 
Die Beobachtungen mit dem astronomischen Aufsatz sind 
bequemer, als mit dem am Unter.satz befindlichen Fernrohr, 
