J. B. Messerschmitt: Magnetische Urtsbestimmungen. 
549 
insbesondere wegen der stärkeren Vergrößerung und der Ver- 
wendung eines Okularprisinas. Die Genauigkeit ist jedoch in 
beiden Fällen nahe gleich, wie sich aus direkten Versuchen 
ergab, indem bei den Azimutmessungen an mehi'eren Stationen 
sowohl der astronomische Aufsatz, als auch das feste Fernrohr 
mit und ohne Sonnenspiegel (schwarzem Glasspiegel) verwendet 
wurde. Aus der inneren Übereinstimmung eines Satzes von 
acht Einstellungen folgt der mittlere Fehler eines Azimutes zu 
± 0.15; um etwa den gleichen Betrag weichen die mit den 
verschiedenen Fernrohren erhaltenen Azimute voneinander ab. 
Die Einstellungen der Magnetnadel durch Autokollimation 
können auf ± 0'.3 sicher geschehen, so daß man unter Berück- 
sichtigung aller in Betracht kommenden Fehlerquellen annehmen 
darf, daß die vorliegenden Deklinationsbestimmungen auf min- 
destens 1' genau sind. 
Zur Bestimmung der Horizontalintensität dienen zwei 
Ablenkungsmagnete und zwei Deflektoren. Im Felde Avurde 
dieses Element fast ausschließlich aus Ablenkungsbeobachtungen 
berechnet. Die Temperaturkoeffizienten der vier Magnete sind 
aus zwei größeren Reihen im Oktober und November 1905 am 
erdmagnetischen Observatorium in München ermittelt Avorden. 
Hiebei lagen die Temperaturen zwischen 0® und 33“ C. Die 
Temperaturkoeffizienten sind für 1“ C. 
für den Ablenkungsmagneten Nr. I (23): 25,7 y 
„ n « Nr. H (35): 26,1 y 
, „ Deflektor 1 : 27,3 y 
, , , 2: 26,0 7. 
Die Änderung erfolgt innerhalb des Messungsbereiches 
genau linear. 
Da die Magnete offenbar noch ziemlich jung waren, nahm 
ihr Moment in der ersten Zeit noch merklich ab. Besser hielt 
sich das Moment der beiden Deflektoren. Der log c des Ab- 
lenkungsmagneten Nr. I zeigte vom 30. August auf den 1. Sep- 
tember einen plötzlichen Sprung (von 9,11820 auf 9,11100), 
dessen Ursache nicht aufgeklärt Averden konnte. Da übrigens 
3G* 
