J. B. Messerschmitt: Magnetische Ortsbestimmungen. 551 
hat 12 cm Durchmesser und ist in 20' geteilt; es können also 
noch 2' abgeschätzt werden. Die Summe der Ablesungen an 
beiden Nadelenden gibt also direkt Bogenminuten. Die In- 
klinationsnadeln von 11,5 cm Länge ruhen mit ihren 25 mm 
langen gehärteten Stahlachsen, die an den Enden Zapfen von 
0,4 mm Durchmes.ser haben, auf plangeschliffenen Karneol- 
schneiden. Ihr Gewicht beträgt 5 Gramm. An der Rückseite 
des Magnaliumgehäuses ist eine Arretierungsvorrichtung ange- 
bracht, mit welcher die Hebung und Senkung der Achsen der 
Nadeln auf und von der Schneide ab sicher und langsam erfolort. 
Die Genauigkeit der Inklinationsmessungen kann auf ± 1' 
angenommen werden. Dabei sind bei den Messungen jedesmal 
die Nadeln sowohl in beiden Lagen beobachtet, als auch je- 
weilen ummagnetisiert worden. Der Unterschied zwischen den 
beiden Nadeln beträgt — 2'.5; ihr Mittel entspricht dem in 
München verwendeten System. 
Die Beobachtungen im Feld sind nach den Registrierungen 
in München auf den Anfang des Jahres 1905 reduziei’t. Bei 
den Inklinationen sind aber noch die Angaben des Potsdamer 
Observatoriums beigezogen worden, da die Variationen der 
Vertikalintensität durch den Einfluß des elektrischen Trambahn- 
betriebs in München nicht «jenügend sicher erhalten werden. 
Die betreffenden Angaben verdanke ich der gütigen Mitteilung 
des Vorstandes jenes Observatoriums, Herrn Prof. Ad. Schmidt. 
Die magnetischen Elemente in München, gültig für den 
Anfang des Jahres, sind aus den Mittelwerten der Monate 
Dezember des vorhergehenden Jahres und dem Januar des 
folgenden Jahres abgeleitet worden. Sie sind in der nach- 
folgenden Tabelle I zusammengestellt. 
Aus den direkt beobachteten Werten der Deklination (D), 
der Horizontalintensität {H) und der Inklination {J) sind die 
rechtwinkligen Komponenten 
