120 
0. Frank 
daß ihre Auswahl nur durch die Bestimmung von gewissen 
Maximis der Güte möglich ist. Als Schwingungszahl kommt, 
wie ich unten S. 121 zeigen werde, die Hauptschwingungszahl 
in Betracht. Die Güte hat verschiedene Dimensionen, je nach 
dem Charakter der Empfindlichkeit. Für manometrische Appa- 
rate ist die Dimension = [A 2 ]. Im übrigen gilt für sie Ähn- 
liches, wie das oben über den Charakter der Empfindlichkeit 
gesagt ist. 
Die Bestimmung des Maximums der Güte hat selbst dann, 
wenn die Bedingungen technisch nicht durchführbar sind, noch 
eine Bedeutung, nämlich die Grenze für die Leistungen der 
betreffenden Instrumente festzusetzen. 
5. Der Amplitudenquotient Q und die Phasen 
Verschiebung. 
Die Veränderung der registrierten Kurve gegenüber dem 
zeitlichen Ablauf der Krafteinwirkung ist bedingt durch die 
Veränderung der Amplitude und die Phasenverschiebung. Über 
die Bedeutung der erstgenannten Veränderung erhält man am 
besten Aufschluß, wenn man den Quotienten der „dynamischen“ 
Empfindlichkeit und der statischen Empfindlichkeit: Q einführt. 
Als „dynamische“ Empfindlichßeit ist die Amplitude der er- 
zwungenen Schwingungen dividiert durch die Kraftamplitude 
zu bezeichnen. Für die Kettenkoppelung läßt sich bei Ab- 
wesenheit von Reibungskoppelung hierfür ein sehr einfacher 
Ausdruck angeben. Es ist der Quotient aus der Größe x n S. 116 
und der Empfindlichkeit y e S. 118. Q wird dann zu 
Q 1 -^12 ^23 H ^18 ^ 3 * + • ' • 
V {[V r A] 3 + r 2 [V,- iü] 2 }f 
tan y — 
V, R 
V r R’ 
Für eine getreue Registrierung muß _R, = — etc. klein 
n \ 
sein. Dann wird der Quotient = 1 und die dynamische Am- 
plitude wird = der statischen. Auf der andern Seite ist die 
