Anwendung des Prinzips der gekoppelten Schwingungen etc. 149 
4 Je, . e 2 M‘E‘\ 
n* — n 2 1 — -I — 2 - -I I 
\m, m 2 m,m 2 ) m, m 2 
Daraus wird für diese Unstetigkeitspunkte 
e ’ e2 = 0 . 
m. 
+ 
mk ± i //s. . i . Jfgy üts 
Wj w 2 r \m, m 2 TOj m 2 / m, »w 2 
Man sieht, daß diese Unstetigkeitspunkte wenig vor dem 
Punkt — oder wenig nach dem Punkt — liegen, wobei der 
w. tu, 
ß ß 
Wert — kleiner als der Wert — angenommen ist. Für diese 
m 2 Wj ° 
beiden letzten Punkte beträgt F — .A oder = A. 
N, N t 
Nach dem zweiten Unstetigkeitspunkt senkt sich die Kurve 
auf den Grenzwert — — — herab. Zwischen den 
n m, m 2 
beiden Unstetigkeitspunkten liegt der Wert F = 0 für N, 
= —N 2 oder n 2 = . 
Vtl, + m 2 
Der Wert für w der Hauptschwingung wird zwischen 
ß 
diesem letzteren Punkt und dem Punkt 2 zu suchen sein. 
m. 
Das Transmissionsmanometer als System von zwei Freiheitsgraden. 
Das Transmissionsmanometer besteht aus einer Flüssig- 
keitssäule mit der wirksamen Masse M, die auf der einen Seite 
in Verbindung steht mit dem Inhalt des Röhrensystems, in 
dem der Druck gemessen werden soll (Arterie, Vene oder dgl.), 
auf der anderen Seite durch eine Membran mit dem Volum- 
elastizitäts -Koeffizienten e, abgegrenzt ist. Dann folgt eine 
Luftsäule mit dem Volumelastizitäts-Koeffizienten E‘ zur Ver- 
bindung mit der Registrierkapsel. Die Registrierkapsel wird 
von mir jetzt als Kolbenkapsel behandelt. Sie hat den Quer- 
