152 
0. Frank 
oben) 72 = 106.4, für das Arterienmanometer dagegen R = 4000. 
Man sieht hieraus, daß der Lufttonograph als Arterienmano- 
meter sehr unzweckmäßig ist, daß er dagegen eine relativ hohe 
Güte als Venenmanometer besitzen kann. Die besonderen Rech- 
nungen, die in den folgenden Tabellen zusammengestellt sind, 
erweisen dies. Sie zeigen, daß der Lufttonograph als Venen- 
manometer sogar vor dem Transmissionsmanometer den Vorzug 
verdient, obwohl die Güte des Lufttonographen immer noch 
etwas hinter derjenigen des besten Transmissions-Venenmano- 
meters zurücksteht. Aber technische Gründe, vor allem die Un- 
möglichkeit, gerade diejenige Membran als Scheidewand zu 
finden, welche die richtige Empfindlichkeit erzielt, bedingen 
für den Lufttonographen hier den Vorzug. 
Arterienmanometer y r = 7.5 x 10" 6 . 
R = 20 K = 0.10 G = 0.034 N = 10.7 
7^=100 K = 0.0220 G = 0.036 N = 11.1. 
Venenmanometer y r = 200 x IO“ 6 . 
R = 20 K = 0.75 G = 0.72 N= 9.6 * 
72=100 A" = 0.375 G = 1.41 N = 13.4. 
Der Transmissions-Sphygmograph. 
Die Auswahl der zweckmäßigen Konstruktion ist bei diesem 
Instrument noch schwieriger als bei dem Transmissionsmano- 
meter, weil die Zahl der Größen, über die verfügt werden muß, 
größer ist. Als Urkonstanten kommen in Betracht (ich ver- 
weise hierbei auf die Abhandlung von Frank und Petter über 
den Sphygmographeu) : 1. Die Berührungsfläche zwischen der 
Arterie und der Pelotte = F. 2. Der Querschnitt der Emp- 
fangskapsel (Kolbenkapsel) = Q t . 3. Der Querschnitt der 
Registrierkapsel = Q 2 . 4. Die Hebel Vergrößerung = v. 5. Der 
Elastizitätskoeffizient von Haut und Gefäßpolster, der Sphyg- 
mographenfeder und ev. der Spannung der Membran = &. 
6. E' der Luftsäule. 7. bzw. e 2 der Registrierkapsel. In den 
Gleichungen tritt immer v mit Q als Quotient v/Q = R auf. 
