Anwendung des Prinzips der gekoppelten Schwingungen etc. 153 
Die abgeleiteten wichtigen Konstanten sind : 
c i — e i -f - E“, c 2 — (e 2 -f- E ‘ ) Ql, c 12 — E' Q 
E 9 1 
A («, + E‘) (e s + E‘) 
Die Empfindlichkeit wird zu 
_ f _ vFVK f 
7r ~p~ Q'Vc^d-K) 
1 + 
FR 
Q,yE‘ 
R 
Qi ß l c 2 j E -f- ß| ^2 
Wenn F = Q t gesetzt wird, dann ergibt sich die Formel 
für das Transmissionsmanometer. 
Die Güte wird maximal für w, = n 2 . Sie wird dann 
S leich fYk 
(T+VX)V» 1,/ieß' 
Die Maximumbedingung (n 1 = n 2 ) hat die Form : 
e 2 -t -& = (<& + E' Ql) l n R 2 /3 M‘. 
Zu der Berechnung der Güte ist folgendes hinzuzufügen. 
3 Gr 
Neben der Maximumbedingung 
dr 
= 0 könnte noch die 
dG 
Maximumbedingung = 0 erfüllt werden. Sie führt aber 
3 Qi 
zu negativen Werten von e 2 , ist daher unbrauchbar. 
Die Erfüllung der Maximumbedingung n x — n 2 bringt 
gewisse Schwierigkeiten mit sich. Die Empfindlichkeit kann 
nämlich nicht über eine gewisse Grenze gesteigert werden, 
sonst wird e 2 negativ. Diese Grenze ergibt sich, wenn man 
in der Formel von y r und in der Maximumbedingung (w, = n 2 ) 
e 2 = 0 setzt: 
Yr < 
FQ 
V] 
E‘ 3 M‘ 
fil(E‘Q 2 + 6 )’ 
Wenn Q — oo: y r <; 
n 
Berechnet man diesen Grenzwert für die Konstanten, wie 
sie bei dem Sphygmographen im allgemeinen vorhanden sind, 
so kommt man zur Empfindlichkeit y, = 11.6 x 10 -6 , deren 
Überschreitung ein negatives e hervorruft. 
