207 
Herr W. von Beetz sprach; 
, lieber Normalelemente für el ektrom etrische 
Messungen.“ 
Um eine Potentialdifferenz nach absolutem Maasse zu 
messen, bedarf man eines Normalelementes , dessen elektro- 
motorische Kraft genau definirt ist, und das entweder ein 
für alle mal zusammengestellt bleibt, oder in immer gleicher 
und nicht zu umständlicher Weise zusammengestellt werden 
kann. Nach den Untersuchungen von Kittler^) entsjirechen 
diesen Bedingungen die mit einem Diaphragma versehenen 
Daniellelemente durchaus nicht , da sich deren elektromoto- 
rische Kraft fort und fort ändert. Dagegen ist ein aus 
chemisch reinem Zink und reinem Kupfer , aus verdünnter 
Schwefelsäure und Kupfervitriollösung von bestimmter Con- 
centration und einem beide Lösungen verbindenden, mit der- 
selben Schwefelsäure gefüllten und in feinen Oeffnungen 
endigenden Heberrohre zusammengesetztes Element stets von 
gleicher elektromotorischer Kraft und eignet sich , da es 
leicht zusammengestellt werden kann , als Normalelement. 
Bei Anwendung concentrirter Kupfervitriollösung und einer 
verdünnten Schwefelsäure vom sp. G. 1,075 fand Kittier die 
elektromotorische Kraft eines solchen Elementes = 1,195 Volt, 
während dieselbe auf 1,059 Volt hinabsank, wenn die ver- 
1) Sitzungsber. 1882 , p. 4G7 : Wietlemann Annalen 17, p. 865. 
